Zweiter Abschnitt. 

 Die meclianisclie Einrichtung des Mikroskops. 



88 Wenn wir der mechanischen Einrichtung des Mikroskops einen 



besonderen Abschnitt widmen, so geschieht diess vorzugsweise, um 

 auch dem Leser, welchem andere mikrographische Werke nicht zu Ge- 

 bote stehen, gerecht zu werden. Wir beschränken uns dabei auf eine 

 kurze Darlegung der Grundsätze, welche in den verschiedenen Werk- 

 stätten in diesem Betreff befolgt werden , und eine darauf folgende 

 Beschreibung der Mikroskopgestelle, wie sie gegenwärtig von den 

 namhafteren Optikern geliefert werden. 



I. 



Allgemeine Regeln für die Construction der Stative. 



89 Die Einstellung. Das Stativ des zusammengesetzten Mikro- 



skops hat zunächst den Zweck, das Objectiv in die richtige Entfer- 

 nung vom Object zu bringen und darin unverrückt festzuhalten. Zu 

 diesem Belaufe muss dasselbe mit Vorrichtungen ausgestattet sein, 

 welche sowohl die grösseren Distanzveränderungen, wie sie z. B. beim 

 Wechsel der Objective nothwendig sind, als auch die feinere Einstel- 

 lung auf ein gegebenes Niveau erlauben. Der Mechanismus dieser 

 Vorrichtungen lässt drei Modificationen zu, von denen jede in sehr 

 verschiedener Weise Anwendung findet. Die Einstellung geschieht 

 nämlich a) durch Bewegung der Mikroskopröhre gegen den feststehen- 

 den Objecttisch, auf welchem der zu untersuchende Gegenstand liegt, 

 oder b) durch Bewegung des Objecttisches gegen die unbewegliche 

 Mikroskopröhre, oder auch c) durch eine Combination beider Bewe- 



