Allgemeine Regeln. 99 



gungen , wobei gewöhnlich die Mikroskoprühre für die gröbere und 

 der Objecttisch für die feinere Einstellung gewählt wird. Jede dieser 

 Modificationen bietet natürlich ihre Vor- und Nachtheile, und es ist 

 zum Theil eine Sache der individuellen Beurtheilung, wie man die- 

 selben gegen einander abwiegt. Mohl spricht sich entschieden gegen 

 jede Bewegung des Objecttisches aus, weil das so störende Schlottern 

 desselben bei längerem Gebrauch sonst nicht zu vermeiden sei , und 

 weil das nach seinem Dafürhalten unentbehrliche Schraubenmikro- 

 meter nur an einem durchaus feststehenden Tische hinreichend sicher 

 befestigt werden könne. Der erste Grund ist jedenfalls beachtens- 

 werth ; der letztere will uns bei der geringen Verbreitung der Schrau- 

 benmikrometer weniger einleuchten. Auf der andern Seite ist mit der 

 Uiibeweglichkeit der Mikroskopröhre der Vortheil verbunden, dass 

 der Kopf beim Gebrauch verschiedener Objective immer in gleicher 

 Höhe gehalten werden kann , während seine Lage im entgegengesetz- 

 ten Fall von der Vergrösserung abhängt. Indess sind die NiveaudifFe- 

 renzen, welche die Einstellung mit sich bringt, nur mit Rücksicht 

 auf die allerschwächsten Objective als Uebelstand zu betrachten, und 

 auch hier kann derselbe durch entsprechende Verkürzung des Rohres 

 beseitigt werden. Der triftigere Grund spricht also immerhin zu Gun- 

 sten der vollständigen Unbeweglichkeit des Objecttisches in der Rich- 

 tung der Mikroskopaxe. 



Die gröbere Einstellung wird entweder durch einen Trieb, der 

 wieder in sehr verschiedener Weise angebracht sein kann, oder durch 

 Verschieben der Mikroskopröhre in einer etwas federnden Hülse mit- 

 telst der Hand bewerkstelligt. Die erstere Art der Bewegung findet 

 sich z. B. bei den Stativen von Plössl und Amici und bei den engli- 

 schen Instrumenten , die letztere bei der grossen Mehrzahl der deut- 

 schen und französischen Mikroskope. Die Hülse hat vor dem Trieb 

 die grössere Einfachheit und die sanftere Bewegung voraus; allein 

 bei längerem Gebrauche nützen sich die Berührungsflächen allmählich 

 ab und bedecken sich gleichzeitig in Folge der Oxydation mit Schmutz. 

 Die Röhre schiebt sich alsdann zu leicht oder zu schwer, je nachdem 

 sie blank geputzt oder angelaufen ist. Indess kann dem Uebelstand, 

 dass dieselbe sich durch ihr eigenes Gewicht senkt, durch schwaches 

 Zusammendrücken der Hülse leicht abgeholfen werden. 



Der Objecttisch soll hinreichend gross (mindestens 270-8 Zoll 90 

 im Durchmesser:, eben und, wie schon erwähnt, möglichst fest sein. 

 Vorstehende Schraubenköpfe, festsitzende Federklammern u. dgl. 

 erweisen sich immer als unpraktisch, weil sie das Auflegen grösserer 



