l 00 Mechanische Einrichtuiifr des 'Mikroskops. 



Cxlasplattcn und das Verschieben derselben in der Einstellungsebene 

 hindern. Dagegen ist die Form des Tisches, ob rund oder viereckig, 

 ziemlich gleichgültig; auch möchten wir gerade kein grosses Gewicht; 

 darauf legen, ob seine Oberfläche schwarz angestrichen sei oder nicht, 

 da der Glanz des Metalls sich ohnehin bald verliert und das falsche 

 Licht , welches namentlich bei Anwendung schwacher Vergrösserun- 

 gen nicht selten in störender Weise ins Mikroskop geworfen wird, 

 doch vorzugsweise vom Objectträger herrühi-t. Wo die Sicherheit der 

 Beobachtung schon durch geringe Mengen reflectirten Lichtes beein- 

 trächtigt wird, muss dasselbe trotz des schwarzen Anstriches durch 

 Vorhalten der Hand oder durch eine passende Vorrichtung ausge- 

 schlossen werden. 



Die Oeffnung des Objecttischcs muss selbstverständlich wenig- 

 stens so gross sein , als das Gesichtsfeld des schwächsten Objectivs. 

 Da jedoch für manche Untersuchungen eine viel kleinere Oeffnung, 

 für andere eine sehr grosse von wenigstens 1 Zoll Durchmesser wün- 

 schenswerth ist, so dürfte es am ZAveckmässigsten sein, dem Object- 

 tisch selbst eine grosse Oeffnung zu geben und dieselbe durch in der 

 Mitte durchbohrte Scheiben, die von oben in eine entsprechende Ver- 

 tiefung des Tisches eingelassen werden, auf den gewünschten Umfang 

 zu reduciren. Solche Vertiefungen sind auch für andere Zwecke, z. B. 

 zum Auflegen der Gypsplättchen bei Untersuchungen im polarisirten 

 Lichte, sehr bequem. 



Ein Schlitten an der Unterfläche des Tisches gewährt den Vor- 

 theil, dass mit denselben der ganze Blendungsapparat nach Belieben 

 seitlich gerückt oder auch ganz entfernt werden kann, was namentlich 

 bei manchen physikalischen Untersuchungen sehr praktisch ist. 



Grössere Stative werden zweckmässig so eingerichtet, dass der 

 Tisch mit dem ganzen oberen Theil des Mikroskops um dessen opti- 

 sche Axe drehbar ist, indem es dadurch möglich wird, das schief ein- 

 fallende Licht unter jedem beliebigen Winkel auf das Object wirken 

 zulassen. Diese Einrichtung, welche wir Oberhäuser verdanken, 

 findet sich gegenwärtig fast bei allen grösseren Mikroskopen. Bei 

 kleineren Gestellen kann dieselbe auch durch eine auf dem Object- 

 tisch befestigte drehbare Scheibe ersetzt werden , welche jedoch für 

 die stärkeren Vergrösserungen mit einer besonderen Vorrichtung zur 

 Centrirung ausgestattet sein muss. Da nämlich die geringste Excen- 

 tricität der Drchungsaxe Ortsveränderungen des Objectes während 

 der Drehung zur Folge hat, die sich leicht bis zum Verschwinden aus 

 dem Gesichtsfelde steigern, und andererseits die optischen Axen der 



