Allgemeine Regeln. lOl 



verschiedenen Objective nie genau in der nämlichen Verticale liegen, so 

 ist es absolut unmöglich, die Scheibe ein für allemal richtig zu placi- 

 ren ; sie muss daher innerhalb gewisser Grenzen rechtwinklig verscho- 

 ben werden können. Diese Verschiebbarkeit ist auch noch in anderer 

 Beziehung von Nutzen ; sie erleichtert bei mikrometrischen und Win- 

 kelmessungen die genaue Einstellung eines Theilstriches oder des Fa- 

 denkreuzes auf einen bestimmten Punct und leistet dadurch nament- 

 lich bei krystallographischen Untersuchungen wesentliche Dienste. 

 Zu empfehlen ist indess, diese Scheibe so anzubringen, dass sie nach 

 Belieben aufgesetzt oder weggenommen werden kann. 



Der Beleuchtungsapparat. Nach dem, was oben über die Dl 

 Beleuchtung gesagt wurde, kann dieselbe nach zwei Richtungen ver- 

 schieden sein , nämlich a) mit Rücksicht auf die OeiFnung der einfal- 

 lenden Lichtkegel und b) mit Rücksicht auf die Neigung derselben. 

 Ein vollständiger Beleuchtungsapparat muss folglich in diesen beiden 

 Puncten jede wünschbare Modification gestatten. 



In den meisten Fällen genügt dieser Anforderung schon ein Plan- 

 oder Hohlspiegel von gewöhnlicher Grösse, wenn derselbe dem Object 

 hinreichend genähert und überdiess seitlich verstellt werden kann. 

 Ist das so erzielte Licht noch zu schwach, so kann die Convergenz der 

 Strahlen durch Beleuchtungslinsen gesteigert werden. Die Begren- 

 zung der einfallenden Lichtkegel geschieht in beiden Fällen durch 

 Blendungen, welche unter dem Objecttisch befestigt oder in denselben 

 eingesenkt sind. 



Grössere Instrumente sind gewöhnlich mit Plan- und Hohlspiegel 

 in gemeinsamer Fassung ausgerüstet und lassen jede beliebige Bewe- 

 gung derselben im Räume oder wenigstens in der Verticalebene zu; 

 kleinere besitzen gewöhnlich nur einen Hohlspiegel, welcher um sei- 

 nen eigenen Mittelpunct drehbar und zuweilen in der Richtung der 

 Axe verschiebbar ist, — eine Vereinfachung, welche insofern zuläs- 

 sig erscheint, als die schiefe Beleuchtung doch nur in bestimmten 

 Fällen V\^ichtigkeit erlangt und dann durch besondere Vorrichtungen 

 erzielt werden kann. Dagegen ist eine noch weiter gehende Beschrän- 

 kung der Spiegelbewegung, wie wir sie z. B. bei den kleinen Ober- 

 häuser'schen Instrumenten finden , unter Umständen mindestens un- 

 bequem zu nennen. 



Im Betreff der Apparate zur Beleuchtung opaker Gegenstände 

 verweisen wir auf das oben Mitgetheilte. 



Die Blendungen. Es ist an und für sich klar, dass eine kleine 92 

 BlendungsöiFnung , welche beispielsweise um einen Millimeter von 



