]Q2 Mechanische Einrichtung des Mikroskops. 



der Einstcllungsebene absteht, die einfallenden Lichtkegel in gleicher 

 Weise begrenzt, wie eine Oeifnung von doppeltem Durchmesser bei 

 doppeltem Abstand. Theoretisch ist es also vollkommen gleichgültig, 

 in welcher Weise und in welchem Niveau zwischen Spiegel und Ob- 

 ject die Blendungen angebracht werden, wenn nur die Grösse der 

 OefFnung zu ihrem Abstand vom Object in dem gewünschten Verhält- 

 nisse steht. Die Praxis stellt jedoch die weitere Anforderung, dass der 

 Blendungsapparat leicht und bequem zu handhaben sei, dass er ohne 

 das Object zu verschieben die verschiedensten Nüancirungen der Be- 

 leuchtung gestatte und überdiess alles fremde Licht, welches vom 

 Arbeitstisch oder Stativ reflectirt wird, vollständig ausschliesse. Um 

 diess zu erreichen , brachte man früher drehbare Scheiben mit grösse- 

 ren und kleineren Oeffnungen unter dem Objecttisch an, welche zu- 

 weilen auch in senkrechter Richtung verschiebbar waren. Die Oeff- 

 nungen sind so geordnet , dass sie beim Drehen nach einander in die 

 Axe des Mikroskops fallen und also nach Belieben benutzt werden 

 können. Wir finden, dass eine solche Vorrichtung, richtig construirt, 

 dem beabsichtigten Zweck in befriedigender Weise entspricht; nur 

 darf dieselbe nicht zu weit vom Objectträger abstehen. 



Neben diesen Drehscheiben kamen in neuerer Zeit die durch 

 Oberhäuser eingeführten Cylinderblendunge n mehr und mehr 

 in Gebrauch. Es sind diess cylindrische Röhren mit gleichgeformter 

 oder kegelförmiger Höhlung, welche nach oben in die grössere oder 

 kleinere BlendungsöfFnung übergeht ; sie werden gewöhnlich einem 

 ähnlich gestalteten grösseren Cylinder, der sich in einer Hülse auf 

 und nieder schieben lässt, aufgesetzt. Die Cylinderblendungen ver- 

 einigen alle Vorzüge der Drehscheiben und bieten überdiess die An- 

 nehmlichkeit, dass die Blendungsöfinung dicht unter die Objectplatte 

 zu liegen kommt, wodurch das zeitraubende Suchen kleiner Gegen- 

 stände wesentlich erleichtert wird. 



Die Vorrichtungen zum Abhalten der Centralstrahlen übergehen 

 wir hier, da dieselben bereits früher Erwähnung gefunden. Auch 

 auf die Beschreibung der complicirteren Blendungsapparate, wie sie 

 manche englische Listrumcnte besitzen, glauben wir füglich verzichten 

 zu dürfen. 

 93 Das Fussgestell. Dasselbe hat vor Allem die Bestimmung, 



dem ganzen Instrument die nöthige Stabilität zu geben; es darf also 

 nicht zu klein und nicht zu leicht sein. Seine Form kommt nur inso- 

 fern in Betracht, als bei gleicher Zweckmässigkeit verschiedener Ge- 

 stelle das bequemere und compendiösere den Vorzug verdient. Als 



