Allgemeine Regehl. 103 



Mustermodell darf wohl in dieser Hinsicht das Hufeisenstativ 

 von Überhäuser bezeichnet werden, welches mit grosser Solidität auch 

 den Vortheil verbindet, dass der Beleuchtungsspiegel bis auf das 

 Niveau des Arbeitstisches gesenkt werden kann, wodurch der nöthige 

 Raum für andere Vorrichtungen gewonnen wird, die man allenfalls 

 unter dem Objecttische anbringen Avill. Weniger bequem , weil nur 

 für centrische Beleuchtung eingerichtet, jedoch bei kleineren In- 

 strumenten vollkommen ausreichend, ist das sogenannte Trommel- 

 stati v Oberhäusers, welches auf einer mit Blei avisgegossenen Scheibe 

 ruht, die mit dem Objecttisch durch eine cylindrische, vorn offene 

 Röhre von gleichem Durchmesser verbunden ist. Andere Optiker 

 verbinden ähnliche Scheiben durch eine oder zwei Säulen mit dem 

 Objecttisch und dem ganzen oberen Theil des Stativs; noch andere 

 geben dem Fuss die Form eines Dreizacks , dessen Arme bald fest- 

 stehen , bald zum Zusammenlegen eingerichtet sind u. s. w. Kleine 

 Instrumente, namentlich die sogenannten Reise- und Taschenmikro- 

 skope, werden zweckmässig so construirt, dass das Stativ auf den 

 Deckel des Kästchens, welches zur Aufnahme desselben dient, auf- 

 geschraubt werden kann. Für den täglichen Gebrauch möchten wir 

 indess eine solche Einrichtung nicht empfehlen. 



Länge und Stellung der Mikroskopröhre. Die meisten 94 

 neueren Optiker auf dem Continent geben der Mikroskopröhre von 

 der Vorderfiäche des Objectivs bis zur Endfläche des Oculars eine 

 Länge von c. 200 — 220 "''"•, so dass die Gesammthöhe des Instruments 

 ungefähr 300 — 300 '"•'"• beträgt. Hievon weichen nur die grossen 

 Mikroskope von Plössl und seiner Nachahmer (Pistor, Schick) we- 

 sentlich ab, indem dieselben durch die ansehnliche Tubuslänge von 

 c. 300 '"•'"• eine Höhe von c. 450'" '"• erhalten, so dass man bei ge- 

 wöhnlicher Tischhöhe nur stehend damit arbeiten kann. Auch die eng- 

 lischen Instrumente, die wir übrigens nicht näher kennen, scheinen 

 sich im Allgemeinen durch eine beträchtlichere Grösse auszuzeichnen, 

 — nach unserem Dafürhalten gerade kein Vorzug. 



Bei den grossen Stativen ist zuweilen die Einrichtung getroffen, 

 dass das Mikroskoprohr mit den^ Objecttisch um eine horizontale Axe 

 gedreht und also beliebig geneigt werden kann. Damit soll zunächst 

 eine bequemere Haltung des Kopfes, sodann eine horizontale Stel- 

 lung der Mikroskopröhre für gewisse Untersuchungen ermöglicht 

 werden. Uns scheinen jedoch diese Vortheile durch die Unbequem- 

 lichkeit, welche die Neigung des Objecttisches mit sich bringt, mehr 

 als aufgewogen zu werden. Wo eine horizontale Stellung der Mikro- 



