Die Stative der neueren Optiker, 



107 



ist). Der ganze optische Apparat hängt an einer horizontalen Axe 

 zwischen zwei Säulen und kann also aus der senkrechten Stellung in 

 eine beliebig geneigte gebracht werden. Die grobe Einstellung ge- 

 schieht durch einen in ein vierkantiges Gehäuse eingeschlossenen 

 Trieb, die feinere mittelst der Mikrometerschraube , welche in der 

 Mitte d^r Mikroskopröhre angebracht ist und welche die Verschiebung 

 einer inneren Röhre bewirkt, an deren unterem Ende die Objective 

 ana^cschraubt sind. Der Tisch ist drehbar und überdicss mit einer Vor- 



JehIt —^ 



Figur 50. 



richtung zur seitlichen Verschiebung der Objccte mittelst Schrauben 

 ausgestattet. Zwei Federklammern dienen zur Befestigung der Object- 

 träger, ein Hebelapparat zur Auf- und Abbewegung der Blendungen 



*) Nach et hatte die Gefälligkeit, uns die Holzschnitte aus seinem neuesten 

 Katalog zur Benutzung mitzutheilen. 



