112 



Mechanische Einrichtiinjr des Mikroskops. 



Der binoculäre App parat (apparoil binoculaire [Fig. 62]), 

 welchen Nachct um 150 Fr. liefert, gestattet die Umwandlung eines 

 gewöhnlichen Mikroskops in ein stereoskopisches. Die Mikroskop- 

 röhre wird durch eine andere A (Fig. 03) ersetzt, mit welcher die 

 Röhre B, die unten in das Kästchen mit den Prismen eingefügt ist, 

 fest verbunden werden kann. Eine iUmliche Vorrichtung dient zur 

 ITinwandlung eines gewöhnlichen Mikroskops in ein binoculäres für 

 zwei Beobachter (Fig. 04) ; sie wird mit 2 Ocularen zu SO Fr. geliefert. 



Figur 03. 



Figur 64. 



Von eigenthümlicher Construction ist das für chemische Unter- 

 suchungen eingerichtete umgekehrte Mikroskop (Fig. 05), bei 

 welchem der Beleuchtungsspiegel über und das Objectivsystem unter 

 dem Objecttisch angebracht ist, um dadurch der Beschädigung der 

 Linsen durch Dämpfe, Säuren etc. vorzubeugen. Der Mikroskop- 

 körper ruht auf dem scheibenförmigen Fuss und kann mittelst eines 

 Schlittens unter dem Objecttisch hervorgezogen werden. Die Her- 

 umlenkung der Strahlenbündel geschieht durch zweimalige innere 

 Reflexion in einem entsprechend geschnittenen Prisma. — Neuer- 



