Die Stative dei- neuei-en Optiker. ] \ 5 



Simon Plössl in Wien. Das grosse zusammengesetzte 98 

 Mikroskop ruht auf einem kreisrunden messingenen Postament 

 und kann auf demselben mittelst eines horizontalen Armes um seine 

 Axe gedreht werden. Mit diesem Arm steht nämlich die dreikantige 

 Stange in Verbindung, welche den unbeweglichen Objecttisch und 

 das durch Triebwerk verschiebbare Rohr trägt. Die feinere Einstel- 

 lung, wie sie bei den starken \ ergrösserungen nothwendig wird, ge- 

 schieht durch eine Mikrometerschraube. Der concave auf der Rück- 

 seite geschwärzte Beleuchtungsspicgel ist mit einem beweglichen 

 Doppelarme versehen und nach allen Richtungen der Ebene verstell- 

 bar. Zur Beleuchtung mit auffallendem Licht dient ein sphärisches 

 Prisma nach Selligue, zur Verstärkung des Lichtes (vorzugsweise 

 des Lampenlichtes: eine Beleuchtungslinse mit besonderem Fusse. 

 Der obere Theil der ungewöhnlich langen Mikroskoprohre kann ab- 

 geschraubt und nach Einschaltung eines Prisma rechtwinklig ange- 

 setzt werden, wodurch zunächst das Horizontal-Einsehen während der 

 Beobachtung, zugleich aber auch bei Anwendung des Sömmerring'- 

 schen Spiegelchens das Projicircn des Bildes auf die Ebene des Ar- 

 beitstisches möglich gemacht wird. Die Ocularmikrometer mit Thei- 

 lungen der Wiener Duodecimallinie in HO und 60 Theile oder des 

 Millimeters in 25 und 50 Theile sind zum Einschieben in das Ocular 

 Nr. 2 eingerichtet und können mittelst einer an der Fassung der Ocu- 

 larlinse angebrachten Schraube scharf eingestellt werden. Das ganze 

 Instrument ist c. 150 "'•'"• höher als die meisten anderen Mikroskope, 

 so dass man an einem Tisch von gewöhnlicher Höhe nur stehend da- 

 mit arbeiten kann. — Mit vollständiger optischer Ausstattung (drei 

 Oculare, neun achromatischen Linsen und einem noch stärkeien Lin- 

 seneinsatz) nebst Glasprisma , Sömnierring'schem Spiegel und den 

 genannten Beleuchtungsapparaten kommt ein solches Instrument auf 

 292 fl. österr. Währung zu stehen. Schraubenmikrometer, Polarisa- 

 tionsvorrichtungen u. dgl. sind nicht inbegriffen. 



Die älteren Stative mit einem zum Zusammenlegen eingerichte- 

 ten Dreifuss sind in den neuesten Preisverzeichnissen nicht mehr auf- 

 gelührt. 



Das kleine zusammengesetzte Mikroskop ist ähnlich 

 construirt, nur fehlt der horizontale Arm zur Rotation um die Mikro- 

 skopaxe und die Mikrometerschraube zur feineren Einstellung. Die 

 dreikantige Stange , welche Tisch und Rohr trägt , ist hier unbeweg- 

 lich mit dem runden messingenen Postamente verbunden und die 

 Einstellungsvorrichtung auf ein Triebwerk beschränkt. Die Dimen- 



S* 



