Ijg Mechanische Einrichtung des Mikroskops, 



sioncn sind clurchgehends beträchtlich kleiner als beim grossen Mikro- 

 skop, so dass die Gesammthöhe des Stativs nur etwa 30 "'•'"■ mehr 

 beträgt als bei den Mikroskopen von Hartnack, Beneche etc. — Mit 

 zwei Ocularen und sechs achromatischen Linsen (die drei stärkeren mit 

 Correction zum Gebrauche mit und ohne Deckgläser), einer kleineren 

 Beleuchtungslinse und den oben erwähnten ücularmikrometern ist 

 dieses Instrument zu 95fl. ö. W. angesetzt. Das Glasprisma zum Hori- 

 zontaleinsehen nebst Sömmerring'schem Spiegel steigert den Preis 

 auf c. 120 fl. 



Plössl verfertigt überdiess grössere und kleinere Reisemikro- 

 sk op e , bei welchen der Objecttisch durch Triebwerk gegen die Linsen 

 bewegt wird, ferner ein zusammengesetztes Arbeitsmikroskop, 

 welches aufrechte Bilder liefert. Die grösseren Reisemikroskope sind 

 zum Aufschrauben auf den Mikroskopkasten eingerichtet; die kleineren 

 und das Arbeitsmikroskop besitzen einen messingenen Fuss und wer- 

 den in ein mit Leder gefüttertes Futteral von Maroquin eingepackt. 



0<) F. W. Schiek in Berlin liefert Mikroskope von sehr verschie- 



dener Grösse , sowohl nach Plössl'schen als nach Oberhäuser'schen 

 Modellen. Nach Schacht ist die Messingarbeit überall vortrefflich 

 und sind die kleinen und mittleren Mikroskope preiswürdig und sehr 

 zu empfehlen. 



tOO L. Beneche in Berlin. Die grösseren Instrumente haben das 

 Obcrhäuser'sche Hufeisenstativ (mit oder ohne drehbaren Tisch) und 

 werden auf Verlangen auch zum Umlegen eingerichtet; die kleineren, 

 welche zu 30 Thlr. angesetzt sind, stehen auf einem runden Fuss und 

 besitzen einen Objecttisch mit Mikrometerbewegung nach Nobcrt. 

 Der Tisch hängt nämlich mit zwei Stiften, wie eine Klappe in ihren 

 Angeln beweglich , an der Stange des Stativs und wird zum Behuf 

 der feinen Einstellung durch eine Schraube etwas gehoben oder ge- 

 senkt. Nach Schacht haben die Instrumente dieser Art in neuester 

 Zeit wesentliche Verbesserungen erfahren, so dass auch bei längerem 

 Gebrauch ein Schlottern des Tisches nicht mehr zu befürchten ist. 



Ausserdem iertigt Beneche auch ganz kleine Mikroskope nach 

 dem Modell von Lerebours in Paris, wo die eine Seitenwand und 

 der Boden des Kastens mit zum Stativ gehören. 



101 C. Zeiss in Jena führt ein grosses Hufeisenstativ nach Ober- 



häuser, dann kleinere Hufeisenstative und solche mit rundem, ring- 

 förmigem oder scheibenförmigem Fuss nach eigener Construction. Der 

 Blendungsapparat besteht bei den kleineren Instrumenten aus einer 

 drehbaren gewölbten Scheibe, deren OefFnungen unmittelbar unter 



