Die Stative der neueren Optiker. 



117 



Die Mikronietcrbewegung ist 

 durchweg au der Tubussäule augebracht; der Spiegel M'enigsteus 

 seitlich, bei deu Stativeu I, III uud III b auch uach vuru verstellbar. 



F. Belthle (Nachfolger vou C. Kellner) iu Wetzlar. Wir 102 

 keuucu die ueucren Mikroskope dieses lustituts nur aus dem Pi-eis- 

 verzeichniss. Hieuach wird die grobe Einstellung bei den grossen 

 und mittleren Stativen durch Zahn und Trieb , bei den kleinen und 

 kleinsten durch Tubusverschiebung bewirkt. Die feine Einstellung 

 geschieht ohne Ausnahme durch Hebung und Senkung des Ilohrs mit- 

 telst Mikrometerschraube. Sämmtliche Instrumente sind für schiefe 

 Beleuchtung eingerichtet, die grösseren übcrdiess um die optische 

 Axe drehbar. 



M Baader in München. Der Körper des Mikroskops ruht 10;i 

 auf einem viereckigen, schwarz lackirten Fuss von Gusseisen. Die 

 grobe Einstellung geschieht bei den kleineren Instrumenten wie ge- 

 wöhnlich durch Tubusver- 

 schiebung, bei den grösseren 

 mittelst Zahn und Trieb. Die 

 feine Einstellung vollzieht eine 

 Mikrometerschraube , welche 

 den Tubus hebt und senkt. 

 Der Tisch ist unbeweglich, 

 der Spiegel seitlich verstell- 

 bar. — Die kleineren Instru- 

 mente sind äusserst preiswür- 

 dig (-15 fl.) und aller Empfeh- 

 lung werth. 



Smith, Beck & Beck in 

 London. Als Beispiel ei- 

 nes complic iitcn englischen 

 Stativs mag hier noch das 

 grosse Mikroskop der genann- 

 ten Firma Erwähnung finden. 

 Dasselbe ist in Fig. 71 darge- 

 stellt. Der Körper des Mikro- 

 skops hängt an einer horizon- 

 talen Axe zwischen zwei Säu- 

 len und kann also beliebig 

 geneigt oder horizontal gestellt 

 werden. Die grobe Einstellung Fisur 71. 



104 



