Dritter Abschnitt. 

 Von der Prüfung des Mikroskops. 



I. 



Prüfung des optischen Vermögens im Allgemeinen. 



Nachdem wir in einein tVühern Kapitel gezeigt haben, dass alle 1()5 

 Eigenschalten, welche das optische Vermögen eines Mikroskops und 

 l'olglich auch die Schärfe und Klarheit seiner Bilder bedingen , sich 

 eigentlich für jede Vergrösserung nur auf das Freisein von beiden 

 Arten der Aberration reduciren, könnten wir füglich auch die Prü- 

 fung des Instrumentes auf diesen einen Punct und auf die Bestim- 

 mung der Vergrösserungsziffer beschränken. Zur Beurtheilung eines 

 Mikroskops ist sogar hierüber eine genaue Orientirung nicht einmal 

 nothwendig, da es sich einfach darum handelt, ob dasselbe die Ver- 

 gleichung mit andern bekannten Instrumenten aushalte, ob es über- 

 haupt den Anforderungen entspreche, die man gegenwärtig an die 

 Mikroskopverfertiger zu stellen berechtigt ist. Mit dieser vorzugs- 

 weise praktischen Frage wollen wir uns zu allernächst beschäftigen 

 und erst nach Erledigung derselben den einzelnen Factoren nach- 

 gehen, welche bei einer specielleren Prüfung in Betracht kommen. 



1. Absolutes Uiiterscheidimgsverinögen. 



Wie kann also, fragen wir zuerst, die Güte eines Mikroskops 106 

 taxirt werden, wenn man es vermeiden will, alle Eigenthümlichkeiten 

 und Fehler der Construction zu prüfen, von denen sie abhängt? Ge- 

 wöhnlich geschieht diess, wie bekannt, durch die sogenannten Probe- 

 objecte, von denen man weiss, dass gewisse Details bei einer bestimm- 

 ten Vergrösserung durch die besseren Instrumente noch gelöst werden, 

 während die weniger guten sie entweder gar nicht oder nur undeutlich 



