Absolutes Unterscheidungsvermögen. 



123 



dem Object nicht vertrauten Beobachter eben noch deutlich erkannt 

 werden können. Da hiebei die Intensität der Beleuchtung begreif- 

 licher Weise nicht ganz gleichgültig ist, so wurden die niisisten Be- 

 stimmungen bei hellem und bewölktem Himmel öfter wiederholt und 

 die mittleren Grenzwerthe als maassgebend betrachtet. Als üurch- 

 messer der Maschen ist nach der oben mitgetheilten Berechnungsweise 

 der Abstand der Drahtaxen bezeichnet; derselbe ist natürlich gleich 

 der Summe der Durchmesser eines Drahtes und eines Interstitiums. 



Die auf Amici bezüglichen Ziffern wurden dem Werke Kar- 

 tings das Mikroskop p. 30 1 und 722) entnommen und dabei die 

 Objective eines älteren Instruments vom Jahr 1835 mit B, die eines 

 neueren vom Jahr 1849 mit A bezeichnet. Die unter A angeführten 

 Plössl'schen Objective gehören zu einem älteren grossen Mikroskop; 

 nur 0*^ ist neueren Datums und mit einer Correctionsvorrichtung ver- 

 sehen. Die Objective B bilden die optische Ausstattung des n kleinen 

 zusammengesetzten« Mikroskops, welches im neuesten Preisverzcich- 

 niss zu 95 11. angesetzt ist, und wurden auch an diesem geprüft. O ist 

 der starke Linseneinsatz mit Correctionsvorrichtung zum Gebrauche 

 mit und ohne Deckplättchen. Die Mikroskope von Beneche und 

 Hartnack wurden in den letzten Jahren bezogen und können daher 

 als ganz neu bezeichnet werden. Das zweite Objectiv Nr. 9 des Letz- 

 teren ist das Immersionssystem mit Correctionsapparat. Auch das 

 Baader'sche Instrument war ganz neu. Das dazu gehörige Objectiv 

 Nr. 3 wurde nachträglich am Stativ von Beneche und mit dessen 

 Ocular Nr. 2 geprüft. 



