128 



Von der Prüfung des Mikroskops. 



scre öfter wiederholten Messungen ergaben z. B. bei einer Sehweite 

 von 200 '"•"'• für D Werthc, die zwischen 100 und 12S Mik. schwan- 

 ken, welche Grössen, Avcnn man sich das Bildchen in der con\entio- 

 ncUen Entfernung \on 2')0 '"■'"•, für welche die Vergrösserungen be- 

 rechnet sind, projiciit denkt, beziehlich auf 125 und 160 Mik. steigen. 

 12 Unter diesen Verhältnissen dürfte die graphische Darstellung 



sich wohl am- besten dazu eignen, die Resultate der Rechnung dem 

 Auge in übersichtlicher Weise vorzuführen , weil die Construction 

 dieselbe bleibt, mag man diese oder jene Vergrösserung als Ausgangs- 

 punct wählen. W^ir haben daher auf eine tabellarische Zusammenstel- 

 lung verzichtet und dafür in Fig. 74 die Vergrösserungszahlen nach 



einem ganz beliebigen Maassstab als Abscisscn und die entsprechen- 

 den Werthe von — 7- nach einem belicbiafcn anderen Maassstab als 



Ordinalen aufgetragen. Die Verbindung der den zusammengehörigen 

 Objectivsystemen entsprechenden Endpuncte der Ordinalen durch 

 Linien gestattet alsdann sowohl die Vergleichung der Systeme unter 

 sich, als auch der Leistungen der betrefTendcn Optiker. Die absolute 

 Grösse von D kommt erst in Betracht, wenn es sich um Bestimmung 



