Prüfung der sphärischen Aberration. 143 



dann der Lichtschimmer, welcher das mikroskopische Bild umgiebt, 

 um so vollständiger ist die Aberrationsverbesserung. 



Die Herstellung eines geeigneten Objectes betreffend, kennen 124 

 wir kein besseres Mittel als das, welches im Princip schon Mohl und 

 später auch Harting in Anwendung gebracht hat. Man bedeckt eine 

 Glasplatte durch wiederholtes Auftragen mit dem Pinsel mit einer 

 hinreichend dicken, vollkommen undurchsichtigen Schicht von chine- 

 sischer Tusche, in welche man hierauf mit einer feinen Nadel oder 

 einem Messer feine Puncte oder Linien , welche das Licht durchlas- 

 sen, einschneidet. Man kann auch einfach die Platte längere Zeit 

 liegen lassen ; es bilden sich dann in Folge der Zusammenziehung der 

 Tuscheschicht eine Unzahl von kleinen, scharf berandeten Oeffnungen 

 in derselben, welche noch besser als die künstlichen zur Prüfung ge- 

 eignet sind. 



Bei dem Gebrauche muss natürlich die Bedingung erfüllt wer- 

 den, welcher überhaupt jedes Probeobject genügen soll, dass nämlich 

 tlie Strahlenkegel, welche von den leuchtenden Puncten ausgehen, 

 die ganze Oeffnung des Objectivs ausfüllen was Mohl und Harting, 

 wie es scheint, nicht berücksichtigt haben). Zu diesem Ende muss bei 

 schwächeren Objectiven die Blendung entfernt oder hinreichend gross 

 gewählt und der Spiegel genähert, bei stärkeren aber eine Beleuch- 

 tungslinse oder ein geeignetes Objectivsystem eingeschaltet werden, 

 um die Convergenz der einfallenden Strahlen in entsprechendem 

 Grade zu verstärken. Hat das zu prüfende Objectivsystem beispiels- 

 weise eine Oeffnung von 60", so muss dem auf die Glasplatte einfal- 

 lenden Beleuchtungskegel eine mindestens eben so grosse Oeffnung 

 gegeben werden. 



Die übrigen Objecte, welche von den Mikrographen empfohlen 

 worden sind, wie z. B. die von einer Luftblase oder einem Queck- 

 silbertropfen auf dunkler Unterlage] entworfenen Bildchen der Fen- 

 sterrahmen , sind unseres Erachtens nicht so geeignet, um den Grad 

 der Aberrationsverbesserung darnach zu bemessen, als die erwähnten 

 wirklichen Oeffnungen in einem sonst schwarzen Gesichtsfelde. Letz- 

 tere gewähren nämlich den wesentlichen Vortheil, dass ein Zurück- 

 ziehen der Blendung oder des Beleuchtungsapparates die Randzone 

 des Objectivs ausser Wirkung bringt und folglich den Beobachter in 

 den Stand setzt, die Prüfung successive auf einen immer kleineren 

 centralen Theil der brechenden Flächen zu beschränken. Man macht 

 öfter die Wahrnehmung, dass der starke Lichtschimmer, welcher das 

 mikroskopische Bild umsäumt, sogleich verschwindet, sobald die 



