J46 ^'^'^ ^^1' Prüfung des Mikroskops. 



die Verschiebungen des Oculars , die ohne besondere Vorrichtungen 

 mit mancherlei Unbequemlichkeiten verbunden sind, entsprechende 

 Verschiebungen des Objects substituirt werden. Statt das Ocular mit 

 Rücksicht auf das Objectiv näher oder entfernter zu rücken, nähert 

 oder entfernt man das Object, senkt oder hebt man die Mikroskop- 

 röhre. Wo demnach eine tiefere Einstellung einen stärkeren Licht- 

 nebel, eine höhere einen scharf begrenzten Lichtkreis hervorruft, be- 

 steht Ueberverbesserung; wo die Erscheinungen in umgekehrter Folge 

 hervortreten, Unterverbesserung. 



Zu diesen Wirkungen der sphärischen Aberration , die für sich 

 allein schon sehr deutlich in die Augen fallen, gesellen sich noch die- 

 jenigen der chromatischen, welche in der Regel die Gegensätze noch 

 steigern. Der Lichtnebel erscheint in Folge dessen bläulich und die 

 Lichtscheibe erhält einen grünlich-gelben , aussen meist deutlich ro- 

 then Saum, der bis zu einer gewissen Grenze um so entschiedener 

 hervortritt, je grösser sein Durchmesser. Die Unterscheidung der 

 unter- und überverbesserten Aberration wird dadurch noch wesentlich 

 erleichtert. 

 126 I'^^ mikrographischen Werken wird als ferneres Criterium der 



beiden entgegengesetzten Aberrationen noch hinzugefügt, dass die 

 Details der Zeichnung im Bildchen, wie z. B. die Fensterrahmen bei 

 Benutzung von Quecksilbertropfen, in welchen das Fenster sich spie- 

 gelt, oder die Formen der Ränder kleiner OefFnungen in einem sonst 

 schwarzen Gesichtsfelde, bei der Annäherung des Objectes auf einmal, 

 beim Fernerrücken dagegen langsam verschwinde, Avenn das Objectiv 

 unterverbessert sei, und umgekehrt bei einem überverbesserten In- 

 strument. So allgemein ausgesprochen ist diese Angabe offenbar un- 

 richtig, und es stellt sich diess auch bei der experimentellen Prüfung 

 heraus*). In unserem speciellen Fall, wie er in Fig. Sl dargestellt ist, 

 müsste sogar das gerade Gegentheil statthnden. Denn es ist einleuch- 

 tend, dass eine Verschiebung des bildauffangenden Schirms in der 

 Richtung von/, nach/^ die Schärfe des Bildes weniger beeinträchtigt, 

 als die entgegengesetzte , weil alle Vereinigungspuncte der peripheri- 

 schen Strahlen und folglich auch die denselben entsprechenden Bilder 

 rechts von f^ , zwischen /) undy^', liegen. Eine \'erschiebung in die- 



') Wir haben noch neuerdings ein Objectivsystem kennengelernt, Avelches 

 bei richtiger Einstellung das Luftblasenbildchen unseres Drahtgeflechtes sehr 

 scharf wiedergab. Das Bild verschwand beim Heben und Senken des Tubus ziem- 

 lich rasch, kam jedoch bei stärkerer Hebung abermals, nur etwas verschwommen, 

 zum Vorschein. 



