Bestimmung des Oeflnungswinkels. 



165 



ten Linsen verursachen, einzeln g-edreht, eine um so grössere Verschie- 

 bung, je weiter ihre Hauptpuncte von der Drehungsaxe abstehen. 



Für die Praxis geht aus diesen Folgerungen klar hervor, dass die 

 während der Umdrehung der Linsen durch Losschrauben stattfinden- 

 den Ortsveränderungen des Bildes eben so sehr von der genauen Con- 

 struction der Fassungen und Schraubengewinde, als von den Abwei- 

 chungen der optischen Axen vor dem Losschrauben abhängig sind. 

 Nur w^enn die Linsen einen vcrhältnissmässig grossen Durchmesser 

 haben, M'ie z. B. das Collectiv und das Ocular, bilden die Fehler der 

 Centrirung den maassbestimmenden Factor und können daher in der 

 angegebenen Weise bestimmt werden. Beim Ocular sind jedoch wirk- 

 lich störende Fehler ziemlich leicht zu vermeiden, so dass eine Prü- 

 fung hier weniger nothwendig erscheint. 



VI. 

 Bestimmung des OefFnungswinkels. 



Obschon der OefFnungswinkel an und für sich, wie oben gezeigt 142 

 wurde, nicht die Bedeutung hat, die man ihm gewöhnlich zu- 

 schreibt, so bleibt er doch immer ein Factor, den man kennen muss, 

 wäre es auch nur, um die Beleuchtung darnach einzurichten. Die 

 Bestimmung desselben kann in sehr verschiedener Weise geschehen; 

 doch laufen im Grunde alle Methoden, welche die Mikrographen in 

 Vorschlag gebracht haben, auf das Nämliche hinaus. Sie können auch 

 unmöglich eine andere Basis haben, als die leicht zu übersehenden 

 Erscheinungen, die mit dem bekannten Strahlengang im Mikroskop 

 in Beziehung stehen. Daher genügt denn auch eine einzige schema- 

 tische Darstellung, die verschiedensten Prüfungsmethoden zu begrün- 

 den und zu veranschaulichen. 



Figur 93. 



Es seien Ä, B und C (Fig. 93) die drei Hauptebenenpaare des 

 Objectivs, des CoUectivs und des Oculars, i^und F' die zu A gehöri- 



