Bestimmung der Vergrösserung. 171 



vergrösserung , gehört daher mit zur vollständigen Prüfung eines 

 Mikroskops. 



1. Die YergTössernng'. 



Es wurde früher gezeigt, dass die VergrösserungszifFer tn zum 146 

 Abstände des virtuellen Bildes vom zweiten Brennpunct oder, was 

 nahezu auf das Nämliche herauskommt, vom Augenpunct des Mikro- 

 skops in proportionalem Verhältniss steht, so dass also einem doppel- 

 ten Abstand eine doppelte Vergrösserung entspricht. Sollen daher 

 die VergrösserungszifFer n unter sich vergleichbar sein , so müssen sie 

 sich folgerichtig auf gleiche Abstände beziehen. Wie gross übrigens 

 diese letzteren gewählt werden, ist für die A'ergleichung vollkommen 

 gleichgültig; es hätte jedoch keinen Sinn, die Wahl so zu treffen, 

 dass damit die Grenzen der wirklich vorkommenden Fälle überschrit- 

 ten -würden. In neuerer Zeit ist man so ziemlich allgemein überein- 

 gekommen, die Vergrösserungen für eine Entfernung von 25 Centi- 

 meter zu berechnen. 



Die sogenannte » Krümmung des Gesichtsfeldes a bringt es mit 

 sich, dass die Vergrösserung der Randpartieen gewöhnlich etwas stär- 

 ker ist, als die der centralen. Aus diesem Grunde ist eine genaue Be- 

 stimmung der VergrösserungszifFer nur für einen verhältnissmässig 

 kleinen Theil des Gesichtsfeldes möglich ; sie wird auch aus bekann- 

 ten praktischen Rücksichten in der Regel nur für die Mitte, mit Weg- 

 lassung einer ziemlich breiten peripherischen Zone, ausgeführt. 



Was nun die Methoden betrifft, deren man sich zur Bestimmung 147 

 der VergrösserungszifFer bedient, so laufen sie alle darauf hinaus, das 

 Bild eines Objectes von bekannter Grösse auf die conventionelle Ent- 

 fernung von 25 Centimeter zu projiciren und den direct gemessenen 

 Durchmesser desselben mit dem des bildliefernden Objects zu ver- 

 gleichen. Die Projection geschieht mit Hülfe eines Sömmerring'schen 

 Spiegelchens oder eines reflectirenden Prisma's, wobei die spiegelnde 

 Fläche, wenn das Verfahren ganz genau sein soll, eine solche Lage 

 haben muss, dass der zweite Brennpunct des Mikroskops mit dem 

 Kreuzungspunct der Strahlen im beobachtenden Auge zusammenfällt. 

 Ist N" (Fig. 94) die letzte brechende Fläche (die ebene Fläche der 

 Ocularlinse) , F* der zweite Brennpunct und s eine unter 45 "^ ge- 

 neigte refiectirende Fläche , so wird dadurch der Strahlenverlauf so 

 verändert, als ob die optische Axe [ox) des Systems horizontal und der 

 Brennpunct nach [F]"^ verlegt wäre. In diesem letzteren Punct muss 

 sich also das Auge befinden, wenn die Resultate der Messungen genau 



