Bestimmung der Vergrösseiung. 173 



genauen mikrometvischen Theilungen möglich ist. Zur Erreichung 

 dieses Zweckes macht Hart in g den Vorschlag, einen dünnen Me- 

 talldraht einige hundert Male um einen dickeren Draht zu winden, 

 dergestalt, dass jede "Windung genau an der vorhergehenden anliegt, 

 wovon man sich mittelst des Mikroskops überzeugen muss. Man misst 

 dann genau, welche Strecke die sämmtlichen Windungen auf dem 

 dickeren Draht einnehmen und zählt endlich die Anzahl der Win- 

 dungen, am besten durch Abwickeln auf der Drehbank. Die Ge- 

 sammtlänge der Windungen, dividirt durch die Anzahl derselben, 

 giebt alsdann die Dicke des Drahtes mit einer Genauigkeit, die bei 

 mikrometrischen Messungen nicht erreichbar ist. Ein solcher Draht 

 kann entAveder unmittelbar als Object oder auch zur Bestimmung der 

 wirklichen Länge der mikrometrischen Theilungen benutzt werden. 



In den meisten praktischen Fällen ist indess eine so grosse Vor- 

 sicht ganz und gar überflüssig. Es ist vollkommen gleichgültig, ob 

 die Vergrösserungsziffer um einige Einheiten höher oder niedriger 

 ausfalle, ob sie z. J3. zu 360 oder zu 355 angenommen werde, da die 

 Objecto, um deren Messung und Darstellung es sich handelt, hin- 

 sichtlich ihrer Grösse durchweg um mehr als soviel difFeriren. Man 

 braucht sich also um den zweiten Brennpunct des Mikroskops, die 

 Lage des Auges, die Genauigkeit der Mikrometertheilung etc. keines- 

 wegs ängstlich zu bekümmern ; es genügt, die Sehweite von der Mitte 

 des Oculars an zu messen und die gewöhnliche Sorgfalt auf die Be- 

 stimmung der Grössenverhältni'rise zu verwenden , um ein hinlänglich 

 genaues Resultat zvi erzielen. 



Die Vergrösserungen , welche man durch Combination verschie-149 

 dener Objective mit dem nämlichen Ocular erhält, verhalten sich 

 natürlich wie die linearen Dimensionen der reellen Objectivbilder. 

 Deckt z. B. das Bild eines Objectivs 10 Theilstriche eines im Ocular 

 befindlichen Mikrometers und das eines andern Objectivs 15 Theil- 

 striche, so verhalten sich die VergrösserungszifFern wie 10 zu 15. 

 Wild umgekehrt eine Mikrometertheilung als Object benutzt, so ist 

 die Zahl der Theilstriche, welche innerhalb eines gegebenen Rahmens 

 (z. B. des durch ein enge Blendung verkleinerten Gesichtsfeldes) ge- 

 sehen werden, um so kleiner, je stärker die Vergrösserung, und zwar 

 ist das Verhältniss abermals ein proportionales. Diese Beziehungen 

 geben uns ein Mittel an die Hand, die Vergrösserungswerthe für ver- 

 schiedene Objectivsysteme in Verbindung mit dem nämlichen Ocular 

 durch Rechnung zu bestimmen, wenn dieser Werth für ein einziges 

 derselben bekannt ist. Ist z. B. die Zahl der Theilstriche eines Object- 



