176 ^'ofi ^^^ Prüfung des Mikroskops. 



2) Das zu prüfende Objectiv wird dergestalt auf den Objectträger 

 gelegt, dass die ebene Vorderfläche nach oben gekehrt ist, und hier- 

 auf in einer Entfernung von 0,2 — 1 Meter und darüber ein geeignetes 

 Object, z. B. eine über der Kerzenflamme geschwärzte Glasplatte, 

 auf dem Arbeitstische oder am Fenster befestigt. Man dreht nun den 

 Beleuchtungsspiegel , der zu diesem Zweck eben sein muss , so , dass 

 das Spiegelbild des Objectes in die optische Axe des zu prüfenden 

 Objectivs fällt und folglich über der Brennebene des letzteren ein 

 kleines dioptrisches Bildchen erzeugt, dessen Diameter durch directe 

 Messung bei geeigneter Vergrösserung bestimmt wird. Die Grössen 

 D und d sind jetzt bekannt; der Abstand />* wird mit dem Maassstab 

 gemessen, wobei die Entfernungen vom Object bis zum Spiegel und 

 von da bis zum Objectiv zu addiren sind. Nöthigenfalls kann dem 

 Mikroskop eine horizontale Stellung gegeben und der Tubus direct 

 nach dem Object gerichtet werden. 

 152 Hat man die Brennweite eines Objectivs genau bestimmt, so 



kann die eines anderen auf einfacherem Wege durch Vergleichung 



ermittelt Averden. Aus der Formel für die Vergrösserung ?«=! — ^ 



erhält man nämlich /= ^^— — oder, wenn w als positiv betrachtet 



wird f= ^^ . , d. h. die Brennweiten verhalten sich umsrekehrt 



wie die um 1 vermehrten Objectivvergrösserungen. Da die letzteren 

 sich ihrerseits Avie die Lineardimensionen verhalten , Avelche die Bil- 

 der eines gegebenen Objectes auf dem Ocularmikrometer ausfüllen, 

 so braucht man also bloss die Theilstriche von einem Rand bis zum 

 andern abzuzählen , um das Verhältniss der bekannten Brennweite zu 

 einer oder mehreren unbekannten zu bestimmen und hieraus diese 

 letzteren zu berechnen. 



In gleicher Weise, wie die Brennweite der Objectivsysteme, 

 kann natürlich auch diejenige einzelner Linsen bestimmt werden. Wo 

 indess die Krümmungen sehr schwach sind und die Brennweiten bei- 

 spielsweise mehrere Centimeter betragen , da ist es für die meisten 

 praktischen Zwecke genügend, den Abstand des Sonnenbildchens 

 von der Linse zu messen oder überhaupt eines der einfachen \'erfah- 

 ren anzuwenden, welche in den physikalischen Lehrbüchern mitge- 

 theilt werden. 



