Das Stativ des einfachen Mikroskops. 



249 



A'isserdein verfertigt Zeiss auch etwas coinplicirtere Stative, die auch 

 für schiefe Beleuchtung eingerichtet sind. 



Beneche in Berlin führt ein ähnliches 

 Stativ, bei welchem die gröbere Einstellung 

 durch Auf- und Niederbewegung des Linsen- 

 armes, die feinere durch Mikrometerbewegung 

 nach Nobert geschieht ; ferner ein etwas an- 

 ders construirtes, mit flachem zum Transport 

 bcc[uemen Kasten als Fuss und einem Trieb- 

 werk zur groben und feinen Einstellung. jNIit 

 diesem letzteren stimmt im Wesentlichen 

 auch das einfache Mikroskop von Schick in 

 Berlin überein. 



Das Stativ von Simon Plössl in Wien (Fig. 136] hat eine drei- 

 seitige Stange a von 10 Centimeter Höhe, in deren hintere Seite die 

 Sage iür den Trieb c eingelassen ist. Als Fussgestell dient ein kleiner 

 Kasten, auf dessen Deckel die Mikroskopsäule aufgeschraubt wird. 

 Der Objecttisch h ist viereckig und wird durch den Trieb gegen die 

 feststehende Linse e bewegt; auf seiner obern Seite ist eine hufeisen- 

 förmige Federklammer angebracht, M'elche durch eine Spiralfeder 

 nach unten gezogen wird. Zur Beleuchtung dient ein Concavspiegeiy 

 von 2,5 Centimeter Durchmesser. — Eine ähnliche Einrichtung be- 

 sitzt auch das einfache Mikroskop von Körner in Jena. 



Fi''ur 135. 



Fi^ur 1.3(3. 



Fisrur 137. 



Das Disscctionsmikroskop von Nach e t un d S ohn in Paris ist 220 

 in Fig. 137 dargestellt. Die Einstellung geschieht durch ein Getriebe, 



