250 



Das einfache Mikroskop. 



Figur \'-i'>. 



welches die Linsen auf und nieder bewegt. Zwei am Objecttisch 

 angebrachte Flügel dienen zum Auflegen der Hände während des 

 Präparirens. — Auf V'erlangen wird diesem Instrument noch ein 

 binoculärer Apparat (appareil binocu- 

 laire de dissection , Fig. 138] beigegeben, 

 welcher stereoskopische Bilder liefert. 



Unter der grossen Anzahl von Stativen, 

 welche von englischen Optikern ausgeführt 

 werden , wollen wir hier nur zwei ihrer Ei- 

 genthümlichkeit wegen hervorheben, das 

 eine mit sehr einfacher, das andere mit sehr 

 complicirter Einrichtung. Einfach und zweckmässig ist das Taschen- 

 und Dissectionsmikroskop von Quekett iFig. 139] zu nennen. Das- 

 selbe hat, wenn es eben gebraucht wird, die Form eines quadrati- 

 schen Schemels mit keilförmigen Seitentheilen, welche das Fussgestell 

 bilden. Diese Füsse sind durch Charniergelenke mit der Objectplattc 

 verbunden und können nach Wegnahme des Spiegels nach innen zu- 

 sammengeschlagen werden, sodass sie einander decken. Auf ihrer 

 Innenseite und auf der Unterseite des Tisches befinden sich Aus- 

 schnitte, welche zur Aufnahme des Spiegels und der Linsen dienen. 

 Ist das Instrument zusammengelegt, so beträgt seine Höhe circa 40"'"'"', 

 seine Länge und Breite circa 14 Centimeter. 



Fi^'ur 139. Figur 140. 



Als Beispiel eines complicirten Stativs mag hier dasjenige von 



Pritchard in London (welches übrigens noch keineswegs zu den 



complicirtesten gehört) Erwähnung finden. Dasselbe hat einen schwe- 



Ji-en Dreifuss mit fester, runder Messinsfsäule .Fig. 140;, womit die 



