Die Beleuchtung. 255 



Sicherheit der Beobachtung beeinträchtigt. Kurz, die Beleuchtung 

 muss in allen schwierigen Fällen so regulirt werden , dass ausser dem 

 einfallenden Lichtkegel von bestimmter OefFnung und Neigung kein 

 anderes Licht das Gesichtsfeld erreicht. 



Welche Oef fnung oder Neigung des einfallenden Licht- 

 kegels die günstigste sei, muss natürlich in jedem gegebenen Falle 

 durch Probiren ermittelt werden. Man dreht oder verstellt den Spiegel 

 und nöthigenfalls das ganze Instrument, indem man gleichzeitig durchs 

 Ocular sieht, nach verschiedenen Richtvingen und beobachtet dabei 

 die Wirkung grösserer und kleinerer Blendungen oder bewegt diesel- 

 ben, Avenn die Einrichtung des Stativs diess gestattet, in der Rich- 

 tung der Axe auf und nieder. Diese Versuche setzt man fort, bis 

 man die günstigste Art der Beleuchtung ermittelt hat. Als Regel gilt 

 im Allgemeinen, dass Streifungen, Liniensysteme u. dgl. am deut- 

 lichsten hervortreten , wenn das Licht möglichst schief darauf einfällt, 

 wobei unter allen Umständen die gegenseitige Stellung von Spiegel 

 und Object so gewählt werden muss, dass die Richtung der einfallen- 

 den Strahlen auf den Streifungen senkrecht steht. 



Da die Lichtquelle in den meisten praktischen Fällen eine be- 

 grenzte oder ungleichmässig leuchtende ist, so liefert der Concav- 

 spiegel aus früher angegebenen Gründen in der Regel ein inten- 

 siveres Licht als der Planspiegel, d. h. er bedingt bei gleicher 

 OefFnung des einfallenden Lichtkegels eine grössere Helligkeit des 

 Gesichtsfeldes. Bei starken Vergrösserungen bietet daher der Concav- 

 spiegel entschiedene Vortheile; bei schwächeren kann man des Guten 

 auch leicht zu viel thun , weil ein zu grell erleuchtetes Gesichtsfeld 

 die Augen angreift und rasch ermüdet. Die Anwendung von Be- 

 leuchtungslinsen oder Condensatoren ist in den meisten Fällen, wenn 

 anders der Spiegel hinreichend gross ist und ziemlich nahe gerückt 

 werden kann, überflüssig; sie hat nur da einen Sinn, wo man die 

 OefFnung des einfallenden Lichtkegels zu vergrössern beabsichtigt. 



Wendet man auffallendes Licht zur Beleuchtung an, so 225 

 genügt es in den meisten Fällen , das Mikroskop dem Fenster soviel 

 als möglich zu nähern, indem dadurch eine ziemlich ausgedehnte 

 Fläche der Lichtquelle wirksam gemacht wird. Bei Vergrösserungen, 

 welche über 100 — 120 Mal hinausgehen, ist die Anwendung einer 

 Beleuchtungslinse oder des Lieberkühn' sehen Spiegels zu empfeh- 

 len. In einzelnen Fällen mag auch directes Sonnenlicht, das man 

 durch Schiefhalten des Mikroskopstativs unmittelbar zwischen Objectiv 

 und Object einfallen lässt, mit Vortheil zur Anwendung kommen; 



17* 



