2-58 Mikroskopische Technik. 



und darüber beträgt, eine Correction. Bei ganz starken Objectiven 

 sind schon wegen der äusserst geringen Focaldistanz nur die dünnsten 

 Deckgläschen anwendbar. 



Wo es darauf ankommt, das Präparat vor jedem noch so geringen 

 Druck zu schützen, wird irgend ein geeigneter Gegenstand , wie z. B. 

 ein Haar, eine Borste, ein Stück Papier oder Stanniol u. dgl. unter 

 das Deckgläschen gebracht, wobei natürlich der Objectabstand des 

 Mikroskops mit zu berücksichtigen ist. Der Anfänger macht oft genug 

 die Erfahrung, dass die Einstellung auf das zu untersuchende Object 

 durch die beträchtliche Dicke der Flüssigkeitsschicht, welche darüber 

 liegt, unmöglich gemacht wird, und bei sehr starken Objectiven kann 

 dasselbe auch dem Geübten passiren. Zur Vermeidung dieses Uebel- 

 standes ist es in der Regel vortheilhafter , das Deckglas nur mit dem 

 einem Rande aufzulegen und hierauf nöthigenfalls soweit zu verschie- 

 ben, bis sich das Object an einer hinreichend dünnen Stelle der keil- 

 förmigen Wasserschicht befindet. 



Dass die Deckgläschen möglichst rein sein müssen und folglich 

 auf dem optisch wirksamen Theil der Oberfläche nicht mit den Fin- 

 gern berührt Averden dürfen , ist selbstverständlich. 



4. Die Behaiidlttiig des Iiistniments. 

 228 Wer sein Mikroskop schonen und dessen ursprüngliche Leistungs- 

 fähigkeit unverändert erhalten will , inuss vor Allem darauf bedacht 

 sein, die Linsen des Objectivs, wie des Oculars , nach jeder Verun- 

 reinigung, die während des Gebrauchs stattgefunden, sorgfaltig zu 

 reinigen. Namentlich versäume man nicht, die Vorderfläche des be- 

 nutzten Objectivsystems jedesmal nach geschehener Arbeit zu prüfen, 

 da eintrocknende Flüssigkeiten, wie überhaupt alle Verunreinigun- 

 gen, die allfällig daran haften geblieben sein können, leicht nach- 

 theilig wirken. Die grösste Vorsicht erfordert aber immer die An- 

 wendung von chemischen Reagentien während der Beobachtung, ins- 

 - besondere solcher, welche das Blei des Flintglases afficiren. Chemische 

 Proceduren, welche Schwefelwasserstoff, Chlor, Dämpfe flüchtiger 

 Säuren und ähnliche Gase entwickeln , sollten nie im Zimmer , wo 

 das Mikroskop steht, vorgenommen werden. Chlorsaures Kali mit 

 concentrirter Salpetersäure, rauchende Salzsäure u. dgl. erfordern 

 zum Schutz des Objectivs schon bei gewöhnlicher Temperatur mög- 

 lichst grosse Deckgläschen und dürfen erhitzt nicht unter das Mikro- 

 skop gebracht werden. 



Ist trotz aller Vorsicht eine Linse von dem Reagens benetzt wor- 



