Das Messen mit dem Mikrometer. 275 



zeichnet. Die Oculannikrometer der deutschen und französischen 

 Optiker stiiumeu überdiess fast durchgehends darin überein, dass sie 

 nach dem metrischen Maass und zwar so construirt sind, dass auf den 

 Millimeter 10 Theilstriche kommen. Diess gilt z. B. von Ben e che, 

 Zeiss, Belthle, Merz, Schröder, Schick, Hartnack, 

 jNachet u. A. Unseres Wissens liefert gegenwärtig nur Plössl 

 noch Mikrometer, deren Theilstriche um Bruchtheile einer anderen 

 Einheit, des Wienerzolls, von einander abstehen. 



Es versteht sich übrigens von selbst, dass die Theilungen des 

 Ücularmikrometers zunächst nur dazu dienen können , die Grösse des 

 reellen Bildes zu messen. Auf die Objecte selbst bezogen, fällt ihr 

 Werth natürlich um so kleiner aus, je stärker die Objectivvergrösse- 

 rung , und muss daher für die einzelnen Systeme besonders bestimmt 

 werden. Wird z. B. die Vergrösserungsziffer zweier Objective in 

 Verbindung mit dem Collectiv beziehlich zu 20 und 50 angenonmien, 

 so entspricht die Länge von 0,J '"• ™- im Oculareinsatz, einem Object- 

 durchmesser von 5 Mik. und 2 Mik. 



Um den relativen Werth der Mikrometertheilungen zu bestim- 

 men, bedient man sich am einfachsten der Objectmikronieter, wie sie 

 gegenwärtig von den meisten Optikern zu diesem Zwecke gefertigt 

 werden. Es sind Glastäfelchen , auf welchen der Millimeter in 100 

 bis 250 Theile und darüber getheilt ist, so dass also der Abstand der 

 Theilstriche beziehungsweise nur 10 bis 4 Mik. oder auch weniger 

 beträgt. Bringt man nun ein solches Täfelchen unter das Mikroskop 

 und stellt das Ocularmikrometer dergestalt auf das reelle Bild dessel- 

 ben ein, dass seine Theilung sich leicht mit der bekannten des Ob- 

 jects vergleichen lässt, so kann der fragliche Abstand der Theilstriche 

 offenbar in derselben Weise bestimmt werden, wie diess bei einem 

 gewöhnlichen unbekannten Maassstab geschieht , den man auf einen 

 bekannten gelegt hat. Nehmen z. B. 10 Abstände im Ocularmikro- 

 meter auf der Objectplatte einen Raum von 25 Mik. ein, so kommt 

 auf den einzelnen ein Werth von 2,5 Mik. 



Die Fehler, welche diesem Bestimmungsverfahren und den 244 

 -darauf gestützten Messungen anhaften, hängen natürlich von der 

 Genauigkeit der beiden Mikrometertheilungen ab; sie können jedoch 

 bei der Vollendung der neueren Theilmaschinen nicht erheblich sein. 

 Beim Ocularmikrometer, wo ohnehin nur die Gleichheit der Inter- 

 valle , nicht ihre absolute Grösse , in Betracht kommt , sind dieselben 



wie man sich leicht über- 



