Das Messen mit dem Mikrometer. 277 



barkeit noch fortbesteht, wenn die einzelnen Maasse um 5 — 1 Procent 

 grösser oder kleiner gewählt werden. 



Wenn manche Beobachter die Genauigkeit der directen Messung 

 durch mehrmalige Wiederholung bis auf 0, 1 Mik. gesteigert haben 

 wollen, so sind solche Angaben für rein illusorisch zu halten , weil 

 die Art der Einstellung innerhalb viel weiter gezogener Grenzen von 

 der subjectiven Anschauung abhängt. Man lasse zwei geübte Beobach- 

 ter an einem und demselben Object und mit demselben Mikroskop 

 wiederholte Messungen ausführen. Das Object sei scharf begrenzt 

 und die Messungen nach der üblichen Berechnungsweise bis auf 0, l 

 Mik. genau. Wenn alsdann nicht ein reiner Zufall im Spiele ist, so 

 wird die Vergleichung der gefundenen Mittehverthe Differenzen erge- 

 ben , welche bei Objecten von 1 Mik. Durchmesser und darüber das 

 5 — 10 fache des vermeintlichen Fehlers betragen. Wozu also diese 

 doch nur scheinbare Genauigkeit? 



Die Fassung und Einrichtung der Ocularmikrometer gestattet 245 

 natürlich mancherlei Modificätionen. Bei kleineren Instrumenten sind 

 sie meist unbeweglich im Niveau der Blendung angebracht, womit 

 jedoch der Nachtheil verbunden ist, dass sie von Augen mit verschie- 

 dener Sehweite nicht gleich deutlich gesehen werden, und dass die 

 Einstellung eines Theilstriches auf einen bestimmten Punkt nui durch 

 Verschiebung des Objectes bewerkstelligt werden kann. In dieser 

 Hinsicht sind die zum Einschieben in den Oculareinsatz eingerichte- 

 ten Mikrometer schon etwas bequemer; sie gewähren überdiess den 

 nicht unerheblichen Vortheil, das nämliche Ocular zu Messungen 

 und zu Beobachtungen verwenden zu können, ohne bei letzteren die 

 störenden Theilstriche immer im Gesichtsfelde zu haben. Von compli- 

 cirteren Einrichtungen , die natürlich auch im Preise beträchtlich 

 höher stehen, sei hier noch Beneche's »Ocular mit verstellbarem 

 Mikrometer« erwähnt, bei welchem das letztere mittelst einer 

 Schraube seitlich verschiebbar ist, um die Einstellung zu erleichtern, 

 und zugleich die Ocularlinse in einer Hülse auf und ab bewegt wer- 

 den kann. Die Verschiebbarkeit des Oculars in senkrechter Richtung, 

 erweist sich übrigens für die meisten Beobachter als ziemlich über- 

 flüssig, da die Theilstriche auch bei verschiedener Sehweite der Augen 

 deutlich wahrnehmbar sind. 



Die Maassbestimmung mikroskopischer Objecte, welche die 24ß 

 Intervalle der Mikrometertheilung nur theilweise ausfüllen , kann ^ 



