27 S Mikroskopische Technik. 



natürlich nur durch approximative Schätzung geschehen. Sind die 

 Objecte fadenförmig, so geht man am sichersten, wenn man diesel- 

 ben sich rechtwinklig mit den Theilstrichen kreuzen lässt. Das 

 Verhältniss der Intervalle zur Fadendicke kann alsdann bis auf einen 

 kleinen Fehler leicht bestimmt werden. Bei kugelförmigen Gegen- 

 ständen empfiehlt sichj wo immer möglich, das Aneinanderreihen 

 derselben und die Längenbestimmung der Reihe , mit deren Glieder- 

 zahl man alsdann das erhaltene Resultat dividirt. Nach demselben 

 Princip berechnet man auch die mittlere Dicke der Schichten in 

 Membranen , Stärkekörnern etc. und wo es angeht auch die durch- 

 schnittliche Grösse der Elementarorgane in GcAveben. 



247 Das Schraubenmikrome ter wurde in neuerer Zeit durch die 



bequemen und viel wohlfeileren Glasmikrometer fast gänzlich ver- 

 drängt. Wir finden dasselbe in den Preiscourants der letzten Jahre 

 nur noch bei Schick und Schröder (in Hamburg aufgeführt, und 

 es ist kaum anzunehmen , dass die genannten Firmen sich eines be- 

 deutenden Absatzes erfreuen. — Die Einrichtung des Instruments 

 beruht auf dem in der Technik (bei Linirmaschinen , Theilmaschinen 

 etc.) vielfach angewendeten Princip, dass die Bewegung einer 

 Schraube dem Winkel proportional ist, um welchen ein beliebiger 

 Punkt derselben gedreht wird. Ein nach Art eines Schlittens ver- 

 schiebbarer Theil des Objecttisches, auf welchem das Object liegt, 

 wird mittelst einer Mikrometerschraube mit sehr feinen Windungen 

 wovon z. B. 5 auf 1 Millimeter gehen) hin oder her bewegt, bis die 

 opponirten Randpunkte des Bildes nach einander mit einem im Ocular 

 ausgespannten Faden zusammenfallen. Der von einem Punkt bis zum 

 andern durchlaufene Weg kann alsdann an dem mit einer Gradein- 

 theilung versehenen Schraubenkopf abgelesen werden, da der Werth 

 eines Grades sich aus dem bekannten einer ganzen Umdrehung leicht 

 berechnen lässt und folglich als gegeben zu betrachten ist. 



Eine andere in England gebräuchliche Form des Schraubenmi- 

 krometers ist das OcularschraubenmikrometerH Bei diesem 

 sind zwei parallele Fäden im Gesichtsfelde des Oculars ausgespannt, 

 von denen der eine durch die Mikrometerschraube gegen den andern 

 feststehenden bewegt werden kann. Bringt man nun die Ränder des 

 Objectivbildes mit diesen Fäden zur Deckung, so kann offenbar der 

 Durchmesser desselben viel genauer bestimmt werden , als es mit 

 Hülfe einer Mikrometertheilung auf Glas möglich ist. Uebrigens ist 

 die Messung auch hier nur eine indirecte; der relative Werth der 



