Das Messen mit dem Mikrometer. 279 



Schraubenwindungen muss für jedes Objectiv und jede Tubuslänge, 

 ganz wie beim Glasmikrometer , besonders bestimmt werden. 



Auf dem Ramsden'schen Princip, das Objectivbild statt des Ob- 248 

 jectes zu messen, beruht auch das neuerdings von H. v. Mo hl vor- 

 geschlagene Schraubenmikrometer (s. Schultze's Archiv für mikr. 

 Anat. Bd. I. 1865). Mo hl findet die gewöhnliche Art, wie dieses 

 Princip in Anwendung kommt, entschieden fehlerhaft, weil das Bild ' 

 des Objects durch das Ocular eine grössere oder geringere Verzerrung 

 erleide, in Folge deren die Vergrösserung , je nach der Entfernung 

 vom Centrum , etwas stärker oder schwächer ausfalle , Avodurch natür- 

 lich, wie schon Harting gezeigt habe, der relative Werth der Mi- 

 krometertheilungen eine Aenderung erfahre. TJjn diesem störenden 

 Einfluss der Ocularlinse zu entgehen, misst Mo hl die Grösse des 

 Objectivbildes nicht unter dem feststehenden Ocular durch Bewegung 

 des Spinnenfadens, sondern führt das Ocular mit dem Fadenkreuz 

 mittelst der Mikrometerschraube quer über das Bild weg , so dass bei 

 der jedesmaligen Einstellung nur das Centrum desselben optisch 

 wirksam ist. 



Wir sind der Ansicht, dass der angeblich störende Einlluss der 

 Ocularlinse, welcher durch das vorgeschlagene Verfahren beseitigt 

 werden soll , in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Denn es ist völlig 

 gleichgültig , ob die Ocularlinse gleichmässig oder ungleichmässig 

 vergrössere, wofern nur das Bild , das sie entwirft, die zur genauen 

 Einstellung nöthige Schärfe besitzt. Die Ebene des Objectivbildes 

 fällt ja mit der Ebene der Mikrometertheilung zusannnen , und der 

 Raum zwischen den beiden Rändern , den die Mikrometerschraube 

 zu durchlaufen hat, ist eine Grösse, welche von der Verzerrung des 

 Bildes durch die Ocularlinse ganz und gar unabhängig ist, da Bild 

 und Maass durch das Ocular die gleichen Veränderungen erfahren. 

 Sind die Ränder des Objectivbildes scharf und bestimmt gezeichnet, 

 so dass die Fäden im Ocular genau darauf eingestellt werden können, 

 so mag die Ocularlinse am Rande doppelt so stark A'ergrössern als in 

 der Mitte, das Resultat der Messung bleibt hiervon unberührt. Die 

 Harting 'sehen Grössenbestimmungen , wonach 10 Abtheilungen 

 eines Glasmikrometers, nach einander einzeln und im Centrum des 

 Gesichtsfeldes gemessen, im Durchschnitt je 75,8 Graden des Index 

 entsprachen, während die Gesammtausdehnung der 1 Abtheilungen, 

 direct gemessen, nur 73,5 Grade (statt 75,8) ausmachte, beweisen 

 nur, dass das gemessene Objectivbild selbst ungleichmässig und zwar 



