28^2^ Mikroskopische Technik. 



Das umgekehrte Verhältniss stellt sich hienach folgendennaassen 

 heraus : 



Ein Milhmeter = 0,44 33 Pariser Linie. 

 = 0,0369 » Zoll. 

 ' = 0,4724 Englische Linie. 



= 0,0394 .) Zoll. 



= 0,4587 Rheinische Linie. 

 = 0,0384 )) Zoll. 



= 0^4555 Wiener Linie. 

 = 0,0379 « Zoll. 



252 Was nun noch die Bestimmung von Winkelgrössen betrifft, so 



geschieht dieselbe am besten mit Hülfe des Goniometers. Dasselbe 

 besteht aus einer mit dem Ocular verbundenen, in Grade i^etheilten 

 Kreisplatte, auf welcher ein Nonius angebracht ist, mit dem gleich- 

 zeitig ein im Ocular ausgespanntes Fadenkreuz um seinen Kreuzungs- 

 punkt gedreht wird. In diesen letzteren kommt beim Gebrauch die 

 Spitze des zu messenden Winkels zu liegen , während der eine der 

 beiden Fäden nacheinander mit den Schenkeln desselben zur Deckung 

 gebracht wird. Die hiebei erforderliche Drehung wird am Nonius ab- 

 gelesen. — Andere Optiker bringen die Gradein theilung am runden 

 drehbaren Objecttisch an, so dass beim Messen das Fadenkreuz im 

 Ocular unbeweglich bleibt, während der Tisch mit dem Objecte ge- 

 dreht wird. Mit dieser Einrichtung ist jedoch der Nachtheil verbun- 

 den , dass das Object wegen mangelhafter Centrirung des Tisches 

 beim Drehen desselben seinen Ort im Gesichtsfelde verändert und 

 daher immer wieder eingestellt werden muss , was mit hinreichender 

 Genauigkeit nur mittelst Schrauben, die auf den nach zwei Richtun- 

 gen verschiebbaren Tisch Avirken , geschehen kann. Aus diesem 

 Grunde verdient das Oculargoniometer entschieden den Vorzug. 



In Ermangelung eines Goniometers mag das Zeichnen des Win- 

 kels mit der Camera lucida als Nothbehelf dienen. Man verlängert 

 die beiden Schenkel mit, Hülfe des Lineals und misst hierauf den 

 Winkel mit einem gewöhnlichen Transporteur. 



Wie man übrigens auch verfahren mag, es bleibt immer eine 

 Fehlerquelle zu berücksichtigen übrig, welche von der Genauigkeit 

 des Messinstrumentes unabhängig ist. Wenn wir auch von den man- 

 cherlei Unregelmässigkeiten , welche die Schärfe der Linien beein- 

 trächtigen und den Parallelismus parallel sein sollender Kanten stören, 

 ganz und gar absehen; wenn Avir voraussetzen, die Einstellung auf 



