Das Zeichnen mikroskopischer Objecte. 



285 



gesehen. Da nun nach Früherem mit einmaliger Spiegelung eine halbe 

 Umkehrung des Bildes verbunden ist, so vel-dienen diejenigen Appa- 

 rate den Vorzug, bei denen eine zweimalige Reflexion in der näm- 

 lichen Ebene — bei Prismen eine zweimalige innere Totalreflexion — 

 stattfindet. 



Hieher gehören der Sönimerring'schc Spiegel, das Zeichnenprisma 

 nach Nachet und das gleichseitige Prisma — beide mit einmaliger 

 Reflexion , ferner die Camci'a lucida nach Wollastou , Milne Edwards, 

 Ainici und Oberhäuser — alle mit zweimaliger Reflexion. Die letzt- 

 genannte ist mit einem rechtwinklig gebrochenen Rohre A (Fig. 149) 



Fi<?. IHi. 



ausgestattet und gewährt dadurch den Vortheil, dass das als Projec- 

 tionsebene dienende Zeichnungspapier unmittelbar auf den Arl)eits- 

 tisch gelegt werden kann , ein besonderes Gestell also nicht nüthig 

 ist. Beim Gebrauche wird der senkrechte Arm des Apparats nach 

 Wegnahme des Oculars in die Mikroskopröhre eingeschoben und das 

 Prisma C durch Drehung der Röhre B so gestellt, dass seine Reflexions- 

 ebene mit derjenigen von d zusammenfällt. — Bei den übrigen Appa- 

 raten muss die Projectionsebene eine solche Lage haben, dass die in 

 der Richtung der Mikroskopaxe ausfahrenden Strahlen dieselbe nach 

 der (letzten) Reflexion, rückwärts verlängert, senkrecht treffen. In 

 Folge dessen wird es nothwendig , sich beim Zeichnen eines Gestelles 

 zu bedienen, welches diese Bedingung zu erfüllen gestattet Wird 

 sie nicht erfüllt, so erscheint das projicirtc Bild verzerrt. 



I^ageli u. Seh wen (Inner, das JFikroslcop. 19 



