Siebenter Abschnitt. 

 Die Polarisjitioiisersclieiiniiigeii. 



Einrichtung des Polarisationsmikroskops. 



259 Bei der Untersuchung mikroskopischer Objecto im polarisirten 



Licht ist vor Allem eine zweckmässige Einrichtung des Polarisa- 

 tionsmikroskops von Wichtigkeit. Wenn wir als bekannt vor- 

 aussetzen , dass ein solches Instrument zwei polarisirende Vorrichtun- 

 gen besitzen muss : einen sogenannten Polarisator unter demObject 

 und einen Analysator über dem Object, so bleibt uns zunächst zu 

 erörtern übrig, wie dieselben am zweckdienlichsten hergestellt wer- 

 den und wie sie unter den gegebenen Verhältnissen Avirken ; sodann 

 knüpft sich hieran die weitere Frage, \\ eiche Hülfsmittel und Neben- 

 apparate für die Bequemlichkeit und Sicherheit der Untersuchung 

 ausserdem noch wünschenswerth seien. Bevor wir jedoch diese 

 Punkte in Betracht ziehen, müssen wir die Bemerkung voraus- 

 schicken , dass wir im Folgenden zunächst nur wirkliche Mikroskope 

 im Auge haben, d. h. Instrumente, welche nach Wegnahme der po- 

 larisirenden Apparate zu gewöhnlichen Uaitersuchungen benutzt wer- 

 den können. Polarisationsapparate von wesentlich anderer Construc- 

 tion, wie z. B. das sogenannte Nörrenberg'sche Polarisations- 

 nükroskop, sollen nachträglich, soweit sie bei mikroskopischen 

 Objecten Verwendung finden können, besonders besprochen werden. 



1. Der roliirisiiloi'. 

 'i(>() Soll der Polarisator auch bei stärkeren Vergrösserungen noch 



brauchbar sein, so nniss er einen Lichtkegel liefern, dessen periphe- 

 rische Strahlen mindestens um 8 — 10 Grade von der Senkrechten 



