Eini-iclitung des Polarisationsmikroskops. 



297 



spricht. Setzt man c d 



stände abzuhelfen , indem er den Canadabalsani durch eine Luftschicht 

 ersetzte. Dadurch wird für den ordentlichen Strahl der Grenzwinkel 

 der totalen Reflexion auf 37" 5' reducirt, und die 

 Brechungsverhältnisse stellen sich am günstigsten her- 

 aus, wenn a in Fig. 156 = 51 " und /9 = 70" 52', 

 welche letztere Grosse der natürlichen Neigung ent- 



1 , so erhält man durch tri- 



^ hc = 0,915.. Das Fou- 

 cault'sche Prisma ist hienach verhältnissmässig über 

 dreimal so kurz als das Nicol. Dasselbe lässt sich da- 

 her aus kleineren Kalkspathkrystallen herstellen und 

 kommt in Folge dessen billiger zu stehen. Es leidet 

 dagegen an dem Uebelstand einer sehr kleinen OefF- 

 nung, indem die grösstmögliche Abweichung von der 

 Senkrechten nur ungefähr 4 " — statt 12" wie beim 

 Nicol — beträgt. Ohne Condensor wäre daher ein sol- 

 ches Prisma für das Mikroskop kaum zu gebrauchen. 



Neben den Kalkspathprismen wvuxlen von jeher auch Turma- 2ß(i 

 line häufig zu Polarisationsuntersuchungen benutzt. Der Tur- 

 malin hat bekanntlich die Eigenschaft, in Platten von c. 1 '"• "• Dicke, 

 wenn sie der Axe parallel geschnitten sind , das ordentliche Bild zu 

 absorbiren und nur die ausserordentlich-gebrochenen Strahlen durch- 

 zulassen. Diese Eigenschaft lässt sich namentlich bei Turmalinen, 

 welche roth bis rothbraun oder grün gefärbt sind, leicht nutzbar 

 machen, indem die Krystalle nicht nur hinreichend durchsichtig, 

 sondern auch leicht so gross zu bekommen sind, dass man Platten 

 von c. 5 '"■ "'■ im Durchmesser und darüber herausschneiden kann. 

 Allein da solche Platten nie die reinen Polarisationsfarben liefern, 

 indem diese durch die eigene Farbe des Turmalins modificirt werden, 

 so sind sie als Polarisatoren , so viel wir wissen , nie in Gebrauch ge- 

 kommen. Dagegen werden sie hie und da als Zerleger benutzt. 



Der nämliche Missstand macht sich auch bei der Verwenduno- 



dass er statt des Canadabalsams ein Mittel wählt , dessen Brechungsindex dem- 

 jenigen des ausserordentlichen Strahls im Kalkspath gleich ist. Er gibt an, dass 

 der Schnittwinkel dadurch von 90 " auf 81 •> reducirt werde, was natürlich einer 

 entsprechenden Verkürzung des Pinsmas bei gleicher Grundfläche gleich kommt. 

 Auch soll (was wir übrigens nicht begreifen) der Saum der Polarisationszone 

 weder blau noch roth erscheinen , sondern nur eine schwache secundäre Färbung 

 zeigen, etwa wie ein gut corrigirtes Objectiv. Solche verbesserte Prismen sind 

 jederzeit von Haser t zu bezi(^hen. 



