Einrichtung des Polarisationsmikroskops. • 303 



nehmen. Der Uebelstand ist natürlich um so grösser, je höher die 

 Fassung des Nicol im Verhältniss zum Abstand des Augenpunktes. — 

 Mann könnte indess das Ocular auch so construiren , dass der Augen- 

 punkt in das Niveau der Blendung fiele, womit zugleich eine gerin- 

 gere Neigung der Strahlen zur Axe verbunden wäre. Das Auge 

 würde alsdann von d aus das ganze Gesichtsfeld des Mikroskops mit 

 einem Male überblicken , und das Abhalten der peripherischen Strah- 

 len wäre überflüssig. Nur niüsste natürlich der Durchmesser des 

 Nicol dem wirksamen Theil der Ocularlinse entsprechen. 



Will man sich mit einem kleinen Gesichtsfelde, wie dasselbe 273 

 von Bcneche's Ocular Nr. 2 unter den in Fig. 157 dargestellten Ver- 

 hältnissen 'geboten wird , begnügen , so kann das Nicol auch durch 

 ein einfaches Kalkspathprisma ersetzt werden. Das Bild, welches die 

 ordentlichen Strahlen liefern , erscheint nämlich so weit seitlich ver- 

 schoben, dass ein in der Axe befindliches Auge nur das der ausser- 

 ordentlich gebrochenen Strahlen wahrnimmt. Ein solches Prisma ist 

 sogar in manchen Fällen dem Nicol'schen vorzuziehen, da es die Ver- 

 gleichung des complementären ordentlichen Bildes mit dem ausser- 

 ordentlichen ermöglicht, wodurch die richtige Deutung und Bezeich- 

 nung der Polarisationsfarben oft wesentlich erleichtert wird. Zur 

 bequemeren Beobachtung des ordentlichen Bildes wird die Fassung 

 zweckmässig so eingerichtet, dass sie mindestens eine kleine seit- 

 liche Verschiebung des Prismas gestattet , gross genug , um dem Auge 

 nach Belieben das eine oder das andere Bild in der Richtung der Mi- 

 kroskopaxe vorführen zu können. Dass sie ausserdem noch den An- 

 forderungen zu genügen hat, die man überhaupt an den Analysator 

 stellen kann, ist selbstverständlich. 



3. Der Apparat zum Drehen der Objecte. 



Die Beobachtung der Veränderungen , welche die Polarisations- 274 

 färben beim Drehen der Objecte erfahren, ist bei Untersuchungen im 

 polarisirten Licht so wichtig, dass die gewöhnlichen Manipulationen, 

 durch welche man sonst solche Drehungen auszuführen pflegt, dem 

 Bedürfnisse nicht mehr genügen und daher höchstens als Nothbehelf 

 dienen können. Zur vollständigen Ausstattung eines Polarisations- 

 mikroskops gehört durchaus eine Vorrichtung, welche nicht nur ein 

 langsames Drehen um eine senkrechte sowohl als eine horizontale 

 Axe ermöglicht, sondern auch den Winkel abzulesen gestattet, um 

 welchen man gedreht hat. 



Das Drehen um eine s e n k r e c h t e A x e lässt sich am einfach- 



20* 



