304 Die Polarisationserscheinungen. 



steu mittelst einer zum Centriren eingerichteten Welcker'schen Dreh- 

 scheibe bewerkstelhgen, welche zum Behuf der Winkelbestimmungen 

 mit einer Gradeintheilung versehen ist. Drehbare Objecttische nach 

 gewöhnlicher Construction sind schon weniger bequem, weil die 

 gleichzeitige Drehung der Mikroskopröhre auch die Stellung des Ana- 

 lysators verändert, Avofern der letztere nicht mit der Hand oder durch 

 eine besondere Vorrichtung festgehalten wird. Aber auch abgesehen 

 hievon kann die Drehung der Objectivlinsen, wenn es auf geringe 

 Farbenunterschiede ankommt, zu Täuschungen Veranlassung geben, 

 da hiebei auch nach Wegnahme des Objectes nicht selten ein mehr 

 oder minder deutlicher Wechsel, von der Anisotropie des Glases her- 

 rührend, bemerkbar ist. Man thut daher unter allen Umständen am 

 besten, die Drehung auf das Object allein zu beschränken. 



Die Bestimmung des Azimuths, in welchem man einen Gegen- 

 stand mit Rücksicht auf die Polarisationsebenen der Nicols eingestellt 

 hat, ist übrigens auch mit Hülfe einer Gradeintheilung keineswegs 

 mit der Genauigkeit möglich, die man sonst bei Winkelmessungen er- 

 reicht. Zwar lässt sich ein beliebiger Durchmesser der Drehscheibe 

 ziemlich genau in die Diagonalebene des Polarisators bringen, da die- 

 selbe durch die Kanten des Prismas in ihrer Lage bestimmt ist , und 

 ebenso unterliegt auch die Orientirung des Analysators keiner beson- 

 dern Schwierigkeit. Die rechtwinklige Kreuzung der Xicols ist bis 

 auf einen Grad genau schon durch die grösstmögliche Dunkelheit im 

 Gesichtsfelde bestinnnt. Ganz anders verhält es sich aber, wenn das 

 Azimuth eines mikroskopischen Objects, wie z. B. einer Krystall- 

 kante, mit Hülfe der Gradeintheilung auf der Drehscheibe gemessen 

 werden soll. Hier handelt es sich nämlich darum , den Parallelismus 

 von Linien herzustellen , wovon die eine nur mit dem rechten , die 

 andere mit dem linken Auge gleichzeitig gesehen werden kann, — 

 und in diesem Umstände liegt für den Unkundigen eine sehr erheb- 

 liche Fehlerquelle.- Legt man z. B. , während das rechte Auge ins 

 Mikroskop sieht, einen Bleistift oder ein Lineal so auf die Drehscheibe, 

 dass es beim Doppelsehen mit dem im Gesichtsfelde liegenden Gegen- 

 stand genau^parallel verläuft oder vollends zusammenfällt, und sieht 

 hierauf mit dem linken Auge ins Mikroskop, so bilden die vermeintlich 

 parallelen Richtungen bei abermaligem Doppelsehen einen Winkel 

 von 6—^10 Grad. Es liegt auf der Hand, dass man unter solchen 

 Umständen seinen eigenen Augen nicht mehr trauen darf. 



Die Ursache dieser auffallenden Erscheinung , die man übrigens 

 in ähnlicher Weise auch beim stereoskopischen Sehen wahrnimmt. 



