Einrichtung- des Polarisationsmikroskops. ;^05 



ist physiologischer Natur , und es ist nicht unsere Aufgabe , sie hier 

 darzulegen; ') wir haben nur zu constatiren, dass eine solche Täu- 

 schung — sie mag nun etwas grösser oder geringer ausfallen — unver- 

 meidlich ist, und hieran die für uns allein wichtige Frage zu knüpfen, 

 wie sich unter diesen Verhältnissen das wahre Azimuth eines mikro- 

 skopischen Objects am sichersten ermitteln lasse. 



In den meisten Fällen wird man der Wahrheit ziemlich nahe 

 kommen, wenn man die Halbirungslinie des oben erwähnten Winkels 

 von 6 — 10° als maassbestimmend ansieht. Bei normalen (nicht schie- 

 lenden) Augen , Avelche beim Sehen in der Richtung der Mikroskop- 

 axe annähernd dieselbe Eaddrehung erfahren, kann der hiebei mög- 

 liche Fehler jedenfalls nur ganz unbedeutend sein. Wo indess die 

 grösstmögliche Genauigkeit erreicht werden soll , ist dieses Verfahren 

 nicht mehr genügend oder doch wenigstens einer Controle bedürftig. 

 Man kann alsdann zu folgenden Mitteln greifen: 



1) Ist das Ocular mit einer OefTnung zum Einlegen des Mikro- 

 meters versehen, so wird statt des letzteren ein kleines Lineal, ein 

 Glasstreifen oder ein anderer geeigneter Gegenstand eingeschoben 

 und mit dem Rand des zu untersuchenden Objects zur Deckung ge- 

 bracht. Der aussen vorstehende Theil gibt alsdann die fragliche Rich- 

 tung genau an, und es ist leicht, einen auf die Gradeintheilung zu 

 legenden Zeiger damit parallel zu stellen. 



2) Man stellt die Mikrometertheilung oder den Rand eines auf 

 die Blendung gelegten Deckgläschens zu der in Frage stehenden 

 Richtung im Gesichtsfelde parallel, entfernt nachher das Object und 

 legt dafür eine hinreichend lange Glasplatte unter , deren im Gesichts- 

 felde als dunkle Linie erscheinenden Rand man in die nämliche, 

 durch das Mikrometer bezeichnete Lage bringt. Die Verlängerung 

 dieses Randes gibt alsdann auf der Gradeintheilung das gewünschte 

 Azimuth. — Wird der Analysator auf die Mikroskopröhre aufgesetzt, 

 so ist es vortheilhaft , ihn so anzubringen, dass seine Stellung beim 

 Drehen des Oculars unverändert bleibt. 



Das Drehen um eine wag rechte Axe geschieht ebenfalls 275 

 am besten mit Hülfe einer besondern Vorrichtung , Avelche zum Auf- 

 legen auf den Objecttisch oder zum Anschrauben an denselben ein- 

 gerichtet ist. Die Construction derselben lässt sich natürlich in sehr 



*] Die hier angeregten Fragen wurden in neuerer Zeit mehrfach erörtert. 

 ]Man lese z. B. die einschlägigen Arbeiten von He Im holz im »Archiv für 

 Ophthalmologie« 1863 u. 1864, und die dort citirten älteren Abhandlungen. 



