362 l^iß Polarisationserscheinungen. 



gewöhnliche Mikroskop nicht mehr genüge. Wir können uns dieser 

 Ansicht nicht anschliessen. Unsere Ueberzeugung geht dahin , dass 

 selbst den bestconstruirten Polarisationsapparaten irgend eine hervor- 

 ragende Bedeutung für mikroskopische Zwecke nicht zukommt. Die 

 Polarisationsapparate sind ihrer Construction gemäss nur in solchen 

 Fällen verwendbar, wo das zu untersuchende Object sich wie eine 

 Krystallplatte verhält, und wo es überdiess das ganze Gesichtsfeld 

 ausfüllt. Die starken Linsen, womit der Nörrenberg'sche Apparat 

 ausgestattet ist, machen es zwar möglich, das Gesichtsfeld bis auf 

 0,1 "'•'"• zu verkleinern; allein es bleibt stets Bedingung, dass nur 

 diejenigen Strahlen, welche die doppelbrechen de Wirkung desObjects 

 erfahren haben, zum Auge gelangen. Die Linse, welche als Ocular 

 dient, ist nämlich auf eine Ebene eingestellt, welche mit der hintern 

 Brennebene des Objectivs zusammenfällt oder doch nur wenig von 

 ihr absteht. Man sieht also durchs Ocular nicht das reelle Bild des 

 zu untersuchenden Gegenstandes, sondern bloss das System der Liter- 

 ferenzcurven , welche die einfallenden Strahlen in der Kreuzungs- 

 ebene erzeugen. 



Die Anwendbarkeit des Instruments beschränkt sich hienach auf 

 krystallähnliche Objecte oder Theile von Objecten, welche gross ge- 

 nug sind , um sie isolirt beobachten zu können. Als solche sind bei- 

 spielsweise zu bezeichnen : grössere Durchschnitte durch Hornsub- 

 stanz und Chitin, Splitter von Muscheln, Zellmembranen von be- 

 trächtlicher Ausdehnung u. dgl. Man legt das Präparat, um alles 

 fremde Licht abzuhalten, auf die feine OefFnung einer dunkeln Unter- 

 lage, wozu sich z. B. ein Stanniolplättchen, das man auf den Ob- 

 jectträger klebt, ganz gut eignet. Die Interferenzcuiven, welche als- 

 dann zum Vorschein kommen, stimmen natürlich mit denjenigen 

 überein, welche planplane Krystallplatten im Polarisationsapparate 

 hervorrufen, und da hierüber jedes physikalische Lehrbuch die nö- 

 thige Auskunft gibt, so wäre es überflüssig, specieller darauf ein- 

 zugehen. 



32f^ Die grosse Mehrzahl der mikroskopischen Objecte bleibt für das 



sogenannte Polarisationsmikroskop unzugänglich. Man betrachte 

 z. B. ein beliebiges Zellgewebe, etwa einen Durchschnitt durch 

 Tannenholz, wo jede Zellwand wie ein entsprechend orientirtes 

 Krystallplättchen wirkt; man wird es vergeblich versuchen, alle Zell- 

 wände bis auf eine einzige zuzudecken , um deren Interferenzcurven 

 zu beobachten. Und erst die cylindrischen und kugeligen Gebilde, 



