Allgemeine Regeln. 465 



sers nur langsam überwunden wird, zieht man die Beobachtungs- 

 flüssigkeit am besten mit Fliesspapier aus , das man an einem Rande 

 des Deckgläschens mit derselben in Berührung bringt, während man 

 auf der andern Seite das betreffende Reagens oder das Auswasch- 

 Avasser zusetzt. 



Handelt es sich darum, einen langsamen Strom von Wasser län- 

 gere Zeit zu unterhalten, so vermittelt man die Zufuhr durch einen 

 Baumwollenfaden, welcher einerseits mit der Beobachtungsflüssig- 

 keit und andererseits mit einer grösseren Wassermenge in Verbin- 

 dung steht, deren Oberfläche jedoch im Niveau des Objectes oder 

 höher liegen muss. Ein zweiter Baumwollfaden wird zum Behuf 

 eines rascheren Wechsels an den anderen Rand des Deckgläschens 

 gebracht und dessen herabhängendes Ende so gewählt, dass die durch 

 ihn bewirkte Verdunstung der Zufuhr ungefähr das Gleichgewicht 

 hält und so ein Ueberfliessen des Wassers auf den Objecttisch ver- 

 hindert. Auf diese Weise wird es möglich , Algenfäden , die unter 

 dem Mikroskop liegen, längere Zeit lebend zu erhalten und ihre Ent- 

 wicklung zu verfolgen. 



Will man die Einwirkung einer höheren Temperatur auf die 426 

 Objecte untersuchen, so genügt in der Regel das directe ErAvärmen 

 des Objectträgers über der neben dem Mikroskop aufgestellten) 

 Weingeistlampe. Man lässt die Flamme, je nachdem man eine gleich- 

 massige Erwärnmng oder aber eine stetige Abnahme der Einwirkung 

 von einer Stelle des Präparats zur andern beabsichtigt, über die ganze 

 Fläche oder nur auf den Rand desselben spielen, so dass in diesem 

 letzteren Falle der gegenüber liegende Rand die geringste Einwir- 

 kung erfährt. Die Wärmequelle unter dem Objecttisch anzubringen, 

 wie diess Hart in g u. A. empfehlen, finden wir im Allgemeinen 

 weniger rathsam und überhaupt nur in seltenen Fällen wünschens- 

 Averth ; denn abgesehen davon , dass man bei Anwendung von Rea- 

 gentien, deren Dämpfe das Flintglas angreifen , das Objectiv durch 

 eine besondere , unten mit einer Glasplatte versehene Hülse oder doch 

 mindestens durch ein grosses Deckplättchen schützen muss, ist damit 

 für die Beobachtung gewöhnlich nicht viel gewonnen , da die in der 

 Flüssigkeit stattfindenden Strönmngen eine ununterbrochene Bewe- 

 gung der Objecte verursachen. 



Dagegen kann es für gewisse Untersuchungen von Wichtigkeit 

 sein, das Präparat längere Zeit in einer constanten Temperatur über oder 

 unter Null zu erhalten, was sich je nach den speciellen Anforderungen, 



