Allgemeine Regeln. 467 



Will man kleinere Objecte, wie z. B. Diatomeen, Desmidiaceen 

 u. dgl. beobachten, so können dieselben zwischen zwei Deckplätt- 

 chen, die man mit Wachs befestigt, oder in einem verschlossenen 

 Glastrog von geringer Tiefe in die Röhre gebracht werden. 



Eine andere Vorrichtung, welche zwar viel einfacher und mit ge- 427 

 ringeren Kosten herstellbar ist , dafür aber an Genauigkeit der eben 

 beschriebenen nachsteht, wurde von Thome (Bot. Ztg. 1865. p. 107) 

 vorgeschlagen und durch eine Zeichnung veranschaulicht. Derselbe 

 bedient sich eines erAvärmbaren Objecttisches, welcher mit drei Me- 

 tallspitzen auf dem Tisch des Mikroskopes ruht und beiderseits etwa 

 2 Zoll über denselben hervorragt. Zum Festhalten dienen gewöhn- 

 liche Federn, welche durch übereinander liegende OefFnungen der 

 beiden Tische gesteckt werden. Der auf der rechten Seite hervor- 

 ragende Theil wird durch eine untergestellte Weingeistlampe erhitzt; 

 auf der linken Seite befindet sich ein Thermometer, dessen Kugel 

 in einer aufgesetzten Metallhülse ruht. 



Vor der Anwendung des erwärmbaren Tisches wird durch vor- 

 läufige Versuche die wahre Wärme derjenigen Stelle bestimmt, auf 

 welcher das Präparat liegt. Zu diesem Behufe legt man auf die Licht- 

 öfFnung einen Objectträger, misst dessen Wärme durch ein feines Ther- 

 mometer und bestimmt durch öftere Versuche oder durch Interpolation 

 ein für allemal die Differenzen beider Thermometer für verschiedene 

 AVärmegrade. Näheres über die Art , wie das feine Thermometer an- 

 zubringen sei und wie genau dasselbe in irgend einem bestimmten 

 Falle die wahre Temperatur des Präparats angebe, ist nicht mit- 

 -getheilt. 



Weit zweckmässiger eingerichtet ist jedenfalls der auf demselben 428 

 Princip beruhende heizbare Objecttisch von M. Schultze."^; Da 



hohlcylindrisches Gefäss (s. Fig. 21u, II DurchschniUsansicht des Behältersj 

 diente, welches mit einem entsprechenden Einschnitt zur Aufnahme der bis zum 

 Centrum vordringenden Röhre versehen war. Ferner wurde eine möglichst gleich- 

 massige Wärmevertheilung beim Erliitzen dadurch erzielt, dass etwa 1 Zoll über 

 dem Boden des Wasserbehälters eine kreisförmige Scheibe angebracht war, welche 

 die erwärmten Wassertheile zunächst nach der Peripherie hin leitete. Die Wand 

 des Behälters war überdiess doppelt, um eine zu rasche Abkühlung zu vermei- 

 den. — Das üefäss, in welches das Object zu liegen kam (Fig. 210, 111 p, 1, IV), 

 konnte nach oben geöffnet und wieder wasserdicht verschlossen wei-den. Die 

 obere Glasplatte war nämlich mit einer Fassung von Messing versehen , welche 

 nach Art eines Deckels eingepasst und mittelst Schrauben zu befestigen war. Der 

 Zwischenraum zwischen den beiden Glasplatten mochte etwas weniger als eine 

 Linie betragen. n 



*; M. Schultze, Archiv für mikroskopische Anatomie I (1 865,1, i. Heft. 



