468 



Mikrochemie. 



derselbe in den meisten Fällen, so oft nämlich Fehler in der Tem- 

 peraturbestimmung von c. 2 " C. nicht in Betracht kommen , voll- 

 ständig genügen dürfte, so geben wir nachstehend die ausführliche 

 Beschreibung desselben, wie sie vom Erfinder a. a. O. mitgetheilt 

 wurde. 



»Der heizbare Objecttisch, welchen ich von dem Mechaniker 

 Herrn Geissler hierselbst anfertigen Hess , und welcher sich als ein 

 sehr wichtiges Hülfsmittel bei vielen Untersuchungen bewährt hat, 

 ist dazu bestimmt, auf den gewöhnlichen Objecttisch eines Mikro- 

 skopes aufgesetzt zu werden , den er etwa um l Centimeter erhöht 

 (s. Fig. 211, wo derselbe von unten in Vg natürlicher Grösse ab- 

 gebildet ist). Derselbe besteht aus einer ungefähr hufeisenförmigen 



Fig. 211. 

 Messingplatte von 1 — 2 ™- '"• Dicke. Der mittlere Theil hat die Aus- 

 dehnung und Form eines recht grossen gewöhnlichen Objecttisches 

 und verlängert sich nach beiden Seiten in 3 Centimeter breite Arme, 

 welche nach kurzem Verlaufe in rechtem Winkel nach vorn umbie- 

 gen und von da an noch eine Länge von 17 — 20 C. M. besitzen. 

 Unter ihnen brennen behufs der Erwärmung des Objecttisches Spiri- 

 tuslampen. Die Länge der Arme ist so gewählt, dass bei Erhitzung 

 ihrer Enden durch kleine Flammen die Mitte des Objecttisches 

 ungefähr Körperwärme, also 35 — 40" C. annimmt. Diese Mitte ist 

 von kleiner BlendungsöfFnung durchbohrt, welche bei der Befesti- 

 gung des heizbaren Objecttisches jedesmal genau zu centriren ist.^ 



