Allgemeine Regeln. 469' 



An die untere Seite des Tisches sind seitlich zwei von vorn nach hin- 

 ten laufende viereckig prismatische Holzleisten [aa] befestigt, mit- 

 telst deren er auf dem eigentlichen Objecttisch des Mikroskopes ruht 

 und durch welche eine Mittheilung der Wärme an letzteren , ztigleich 

 eine Berührung des in der Mitte unter dem Tisch angebrachten Ther- 

 niometerkastens mit dem untern Objecttisch verhindert wird. Da& 

 Thermometer besteht aus einem spiralgewundenen, die Blendungs- 

 öfFnung umkreisenden Quecksilberbehälter von zwei vollständigen Spi- 

 raltouren, aus welchem sich die Thermometerröhre nach vorn erhebt, 

 um an eine aus starkem Messing gearbeitete durch Schrauben an den 

 Tisch befestigte Scala [c] zu gelangen, deren vordei'er Seite sie anliegt- 

 Die Scala steht schief nach vorn und aufwärts , so dass der Stand des 

 Quecksilbers während der mikroskopischen Beobachtungen leicht ab- 

 gelesen werden kann, und ist in ganze Grade nach Celsi us getheilt. 

 Die Quecksilberspirale muss der unteren Fläche des messingenen Ti- 

 sches womöglich mit einer abgeplatteten Fläche genau anliegen, um 

 deren Temperatur schnell aufzunehmen, und ist in einen niedrigen 

 Kasten von Messingblech eingeschlossen, Avelcher eine Verletzung der- 

 selben hindert, vor Abkühlung bewahrt, und indem er die Temperatur 

 des Objecttisches annimmt, das Thermometer auch von unten her 

 erwärmt. In die Mitte des Kästchens ist eine conisch ausgedrehte, 

 innen geschwärzte Blendung eingesetzt, etwa von den Dimensionen 

 der Hartnack' sehen Cylinderblendungen. « 



Die Befestigung des heizbaren Tisches kann entweder durch 

 Zapfen, welche in Vertiefungen des Objecttisches, natürlich unter 

 Berücksichtigung der Centrirung , eingepasst sind , oder auch durch 

 Klemmschraviben , wie sie Herr Geissler dem Apparat beigiebt, 

 geschehen. Die Entfernung der Holzleisten aa, welche in dem ab- 

 gebildeten Apparat c. 6 C. M. beträgt, richtet sich natürlich, weil 

 dieselben dem Objecttisch aufliegen müssen, nach den Dimensionen 

 des letzteren. 



Zur Vermeidung der Unbequemlichkeiten, welche die raschere 

 Verdunstung der Flüssigkeit bei erhöhter Temperatur mit sich bringt, 

 'bediente sich Schnitze der von Recklinghausen*; empfohle- 

 nen feuchten Kammer. Dieselbe besteht aus dem abgesprengten un- 

 teren Stück eines Lampencylinders, dessen glatt polirter Rand auf 

 der hinreichend gross zu wählenden) Objectplatte ruht, indess der 

 obere engere Theil sich möglichst genau dem Tubus des Mikroskops 

 anschliesst, ohne jedoch den auf- und absteigenden Bewegungen des. 



- Virchow'. Archiv etc. Bd. XXVIII, lsr,3, p. 1' 



