646 Preisverzeichniss der neueren Mikroskopverfertiger. 



Zolles messen lässt, einen Polarisationsapparat und ein Compressorium. Das Ganze 

 in elegantem Kästchen 420 fl. = 2-10 Thlr. 



Mikroskop No. 2 mit Stativ No. ], versehen mit 5 Objectivsystemen : V3", V9", '/is"' 

 \'\-'\ Vis" ""d 4 Ücularen : I. ]y„. V/.,..\.\ gewährt es 60 — l4KJnialige Vergrösse- 

 rung. heigegeben sind ein Ocular- und ein Objectiv-Glasmikrometer, ein Polarisa- 

 tions-Apparat, ein Zeichnungspvisnia 11. ein Compressorium . . 2S0 fl. = löO Thlr. 



Mikroskop No. 3 mit Stativ No. 1, versehen mit 4 Objectivsystemen: V.?"> Vo"» Via"» Vis' 

 u. 3 Ocularen : 1. 2. 3., gewährt es 60 — 900 Vergrösserung. Beigegeben ein Ocular- 

 Glasmikrometer 16S fl. = 96 Thlr. 



Mikroskop No. 4 mit Stativ No. 2, vertical und horizontal feststehender Tisch, grobe 's. 

 Anra. S. 6J5) und feine Bewegung am Tubus, Beleuchtung in und ausser der Axe, 

 Doppelspiegel, ohne Lupe für opace Gegenstände. 



Das Instrument versehen mit 2 Objectivsystemen: Va", Vij" und 3 Ocularen; 

 1. 2. 3., gewährt 60 — 720 Vergrösserung ..." 77 fl. = 44 Thlr. 



Mikroskop No. 5 mit Stativ No. 3, grobe Einstellung am Tubus, feine am Tische, Be- 

 leuchtung in der Axe. 



Das Instrument hat 1 Objectivsystem : '/,„" und 2 Oculare: 1. 2. von 200- und 

 400 maliger Vergrösserung . .' 42 fl. = 24 Thlr. 



B. Miki'oskopisfhe Ciie^eiiiB>täiide. 



Objectiv Systeme. 

 Brennweite der aequiv. Linse : 



1",%",%" Oeff'nungswinkel 20»— 40« 14 fl. = S Thlr. 



%" ,, 100° 21 ,, = 12 ,, 



%" y,.," „ 120» 2S „ = 16 „ 



;/•<; ! gewöhnliche und „ j , 400-1.50° \ f? " = \\ " 



/i8 \ systemes a immersion ,, J ( ob ,, = iL ,, 



i/'ff , svstemes ä immersion ,, 160°— 170° „o " ~ m; " 



/24 ) ■ ' { JO ,, — 00 ,, 



Corrections-Fassungen erhöhen die l'reise um je 14 fl. = S Thlr. 



Oculare: No. 1, 1%, 2, 2Vj, 3, 4 pr. Stück 5'/»fl. = 3 Thlr. 



Ocularmikrometer, Ocular sammt Mikrometer ,, ,, 14 ,, = S ,, 



Objectivmikrometer, Millimeter in lOOTheile ,, ,, IOVjm = 6 ,, 



Schraubenmikrometer ,, ,, 56 ,, = 32 ,, 



Polarisationsapparate ,, ,, 21 ,, = 12 ,, 



Zeichnungsprisma ,, ,, 7 ,,= 4 ,, 



Compressoricn ,, ,, l^V« >» = '" >> 



Lupen: Doubletten von 5-, 12-, 17-, 24- u. 32maliger Vergrösserung 3V2 ,, = 2 ., 

 Bei Mangel an Reverenzen Versendungen nur gegen Nachnahme. 



.\o. 9. ^ 



IVeis-Couraiit des optischen Instituts von H. Schröder in 



H a m bürg, holländischer Brook äl . 



(1 mark Hamb. Cour. = 13 Sgr. 



A. i^likroskope. 



Stative in Kasten von Mahagoni. 



Kunder Fuss , runder Tisch, gerades und schräges Licht, Hohl- und Plan -Spiegel 

 grobe Stellung aus freier Hand, feine Stellung durch eine federnde Platte nach 



Mehl, drehbare Blendscheibe :jO .Mark = 12 Thlr. 



Hufeisenförmiger Fuss, grosser ovaler Tisch, gerades und scliräges Licht, Hohl- und 

 Planspiegel, grobe Stellung durch Trieb, feine Stellung durch eine federnde Platte 



nach Mo hl, drehbare Blendscheibe 50 Mark = 20 Thlr. 



Runder Fuss, runder drehbarer Tisch , gerades und schräges Licht, Hohl- und Plan- 

 spiegel, grobe Stellung durch Trieb, feine Stellung durch Mikrometerschraube, Blen- 

 dungen von unten zu wechseln 100 Mark = 40 Thlr. 



