(8) 



Ce tube sert aussi à l'introduction du nitrate de plomb dans 

 le réservoir t; on y adapte un petit entonnoir en verre, légère- 

 ment chauffé, par lequel on glisse la substance. 



On étire ensuite le tube au chalumeau, ce qui permet de 

 fermer l'appareil sans y introduire la moindre trace d'humi- 

 dité. En ouvrant le robinet, on établit la communication avec 

 la pompe, et on fait le vide dans tout le système. 



Pour faciliter le départ de l'air, on chauffe le réservoir pen- 

 dant une heure à 100°. Il est nécessaire de prendre celte pré- 

 caution pour chasser l'air, qui adhère énergiquement à la 

 surface des substances pulvérisées. Le vide étant obtenu — ce 

 que l'on constate en mesurant la hauteur de la colonne mer- 

 nurielle dans le tube manométrique x — on ferme le robinet r. 

 L'appareil installé ainsi tenait le vide barométrique pendant 

 plusieurs semaines. 



Le réservoir i est chauffé dans un bain d'alliage de Wood, 

 dont on maintient la température constante au moyen d'un 

 ihermorégulateur 4. Dans les expériences à 357° on emploie 

 comme source de chaleur la vapeur du mercure bouillant. Des 

 produits gazeux ne tardent pas à se produire; ils dépriment la 

 colonne mercurielle et cette dépression lente et progressive 

 indique la dissociation croissante du nitrate de plomb. Cette 

 dépression ne s'arrête qu'au bout d'un temps plus ou moins 

 long variant entre dix et vingt-quatre heures, lorsque la tem- 

 pérature reste inférieure à 300°. 



Il n'en est plus de même à 3o7°. A cette température la 

 dépression va en augmentant sans cesse, sans qu'il soit pos- 

 sible d'atteindre une limite. Ceci est dû à l'action des gaz 

 chauds sur le mercure, ce qui trouble toute l'opération. 



Les déterminations furent faites en mesurant au cathéto- 

 mètre la hauteur de la colonne mercurielle et en comparant 

 ces hauteurs à la pression barométrique au moment de l'expé- 

 rience. Une heure avant de faire les lectures, on ramena chaque 

 fois le niveau de la colonne mercurielle à quelques millimètres 



Voir la description de l'instrument, page 33. 



