(34) 



A la partie supérieure le tube T devient plus large et est 

 fermé par un bouchon qui livre passage à un tube coudé 1, 

 latéralement il porte le tube 2. 



Le gaz arrive par le tube 2 et sort par 1 pour se diriger ensuite 

 vers la lampe qui chauffe le bain dans lequel est placé le 

 thermorégulateur. 



Mais par l'élévation de la température, la bulle d'air se dilate 

 et repousse la colonne mercurielle qui supprime l'arrivée du 

 gaz en bouchant le tube 1. 



Pour éviter l'extinction complète de la flamme, on a soufflé 

 dans le tube 1 un petit orifice par lequel le gaz peut conti- 

 nuer à circuler, mais en quantité tellement minime que la 

 flamme produite ainsi est bien trop faible pour maintenir la 

 température que l'on désire obtenir. 



Au moyen de cet appareil, il m'a été possible de maintenir 

 pendant des mois entiers des températures de 250° et cela dans 

 des locaux où les changements de température étaient très 

 fréquents. 



Le réglage de l'appareil se fait très facilement en enfonçant 

 ou en retirant la tige g, ce qui abaisse ou élève le niveau du 

 mercure. 



Pour obtenir le maximum de sensibilité, on augmente le 

 volume de la bulle d'air contenue dans le réservoir. Mais il est 

 bon alors d'interposer dans le circuit du gaz un régulateur de 

 la pression. 



Bïains de vapeur de soufre et de mercure. 



Ces bains étaient construits avec des bouteilles à mercure 

 dont on avait remplacé la partie supérieure par un rebord sur 

 lequel était boulonnée une plaque de fer livrant passage à la 

 tige capillaire du réservoir. 



Latéralement la bouteille à mercure portait un long tuyau 

 en fer dont l'extrémité ouverte était dirigée vers le haut. 



