— 154 — 



turbazioni registrate dagli aghi magnetici, e in diverse circostanze 

 ha trovato che le curve magnetiche sono d'un carattere speciale, 

 mentre la traccia corrispondente alla sbarra di rame è in linea 

 retta; sicché egli ha potuto concludere che l'agitazione degli aghi 



Differenziamo rispetto a S 



dG = dS [MH cos 5 -f C cos (9 - ò)] ' (3) 



Dalla (1) si ha 



e sapendo che 

 per la (4) sai'à 



, ^ MH sen 5 



sen (6 - 6) = -—— (4) 



cos (e - §) = 1/ 1 — sen 2 (6 - S) 

 V/C2 - MH2 sen2S 



COS (6 - S) = -^ -^ \P) 



\j 



donde la (3) 



dG = d5(MHcos 5 + ^C2 — MH2seii2 s) (^) 



E noto come lo strumento (bifilare) si dispone in modo, che per una in- 

 tensità media l'ago si trovi perpendicolare al meridiano magnetico, per evi- 

 tare gli errori provenienti dalle variazioni della declinazione e per avere me- 

 glio indicate le più piccole variazioni nella componente orizzontale. 



Quindi per 



5 = 90" la (5j e la (6) diventeranno 

 y C2-MH2 



cos (0 — 90c ) = sen tì 



C 



onde 



C sen e = 1/ C2 -MH2 (5)- 



d 5 — dG _ dG 



''~V/c2:ilm2^csene («)' 



Quest' iiltinia espressione ci i-appi'esenta il grado di sensibilità del bifi- 

 lare magnetico. Sostituiamo , ora , alla sbarra di acciaio una di rame , tra- 

 scui'ando il momento d'inerzia, essendo piccolissima T influenza, e poiché la 

 sbarra di rame non ha polarità magnetica,' deviata dalla sua posizione d' e- 

 quilibrio, e tenuto conto della torsione, essa tenderà a ritornarvi con un certo 

 momento di rotazione, quindi la (3) diventerà 



dG' = dd' C 

 donde 



d.'=f: (7) 



