— 15() — 



Le parti prÌDcipali del magnetometro i) souo tre aghi di de- 

 clinazione leggieri, unifilari, del peso ciascuno di gr. 1,1137 e col- 

 locati innanzi a tre cannocchiali che portano delle scale di vetro, 

 divise in millimetri, le quali si riflettono su specchi circolari che 

 trovansi nel mezzo degli aghi. Di questi aghi, due servono per 

 la componente orizzontale e verticale, ed uno per la declinazione. 

 Lo stesso meccanico esegai l'apparatino di confronto indipendente, 

 con l'ago di rame della medesima forma e peso di uno di quei 

 calamitati, con sospensione bifilare, come suggerì il Palmieri 2j , 

 per meglio dirigerlo a piacimento. 



L'ago di rame, ch'io chiamo ago testimone^ e quello di decli- 

 nazione sono collocati su pilastri, ad una distanza eguale di me- 

 tri 2 dallo specchio alla scala, e ciò perchè i moti oscillatori delle 

 sospensioni non siano diflferentemente percepiti nei rispettivi campi 

 visivi. Con quest'apparecchio pendolare si può apprezzare il de- 

 cimo di millimetro, avendo calcolato per 1 millimetro della scala 

 un valore angolare di 51 ",57 ^). 



1) Poggendorff Annalen LXXXII, pag. 440, CXII, pag. 606. 

 Palmieri —Nuove lezioni di fisica sperimentale e di fisica terrestre (pag. 



869-874) Napoli, 1883. 



2) Palmieri — Sull' incendio vesuviano del 1867-68 — E. Acc. di Scienze 

 Fisiche e Matem. di Napoli. Voi. IV, pag. 24. 



3) Ho condotto il calcolo servendomi del metodo subiettivo dovuto a Pog- 

 gendorfF e a Gauss. Intatti per la disposizione dell'apparecchio, come si vede 



5" 



.Oc 



SS=^scala 



C=^cannocchialetto 



;=distanza specchio alla scala 

 J/==specchio 



S 



e 



