Sopra un nuovo metodo di misura della frequenza 

 di una corrente alternata — Nota preliminare del socio 

 G. Vanni. 



(Tornata del 7 dicembre 1902) 



Per il principio generale delle oscillazioni forzate, si sa che 

 quando una forza variabile, avente un dato periodo, agisce sopra 

 un sistema oscillante, questo finisce col l'assumere un moto vibra- 

 torio avente un periodo uguale a quello della forza i). 



Tenendo presente questo principio, si può misurare la fre- 

 quenza di una corrente alternata con un artificio semplicissimo, 

 di cui lo scrivente ebbe l'idea fino dal Novembre 1898. 



Si mandi la corrente di cui si vuol misurare la frequenza 

 in uno dei circuiti di un galvanometro differenziale Deprez-D'Ar- 

 sonval, di cui l'altro circuito sia chiuso con una piccola resistenza 

 per ottenere, in tutti i casi , • la perfetta aperiodicità del sistema 

 oscillante. Sotto 1' azione elettromagnetica della corrente questo 

 prenderà, per il principio sopra accennato , un movimento oscil- 

 latorio il cui periodo è eguale a quello della corrente stessa; sic- 

 ché, facendo cadere sullo specchio del galvanometro un fascio di 

 luce proveniente da una sorgente puntiforme , il fascio riflesso 

 sarà pure esso animato da tale moto oscillatorio e darà, sopra uno 

 schermo posto a conveniente distanza, una linea luminosa oriz- 

 zontale, che è l'insieme di tutte le immagini del punto luminoso, 

 e la cui ampiezza dipende dalla intensità della corrente, oltre che 

 dalle costanti meccaniche e geometriche del sistema oscillante. 



Si prenda ora un corista campione di cui il periodo sia, al- 

 l' incirca, eguale a quello della corrente da misurare (del quale 

 periodo è sempre possibile conoscere, approssimativamente, il va- 

 lore) ; ciascuno dei rebbi del corista sia munito di uno specchietto 

 e di un cursore mobile, capace di produrre, spostandosi, una va- 

 riazione nota nel periodo del corista. Messo questo in vibrazione, 

 e fatta cadere sopra uno degli specchietti la linea luminosa oriz- 

 zontale, i due moti vibratori rettangolari, quello dello specchietto 

 del galvanometro Deprez-D' Arsonval e quello dei rebbi del co- 



1) PoYNTiNG-TiiOMSON — Text book of Physics, p. I, pag. GO. 



