.'{•2 



u 



X 



4i 



s 



t azione nel modo sopra indicato, basta introdurre gradatamente 

 un adatto nucleo di ferro nel rocchetto C", per diminuire la stessa 

 rotazione, estinguerla del tutto e infine cambiarne il senso. 



L'esperienza ora indicata ha guidato lo scrivente ad un ar- 

 tificio semplicissimo per trasformare un ordinario galvanometro 

 Deprez D'Arsonval in un galvanometro universale atto a consta- 

 tare e misurare correnti continue ed alternate. A tale scopo, sup- 

 poniamo che C rappresenti la bobina mobile (Fig. 2) di un sif- 

 fatto galvanometro (del quale supporremo, 

 per ora, soppresso il campo magnetico NS), 

 disposta molto vicina al nucleo di ferro 

 dolce M. Esternamente alla bobina C e al 

 nucleo si disponga una seconda bobina 

 fissa C, il cui piano sia normale al piano 

 della prima, e si dispongano le connes- 

 sioni dei due circuiti e del filo di sospen- 

 sione della bobina mobile, in modo che i 

 due circuiti si trovino connessi in serie. 

 Se ora una stessa corrente alternata attra- 

 versa le due bobine, l'apparecchio funzio- 

 nerà come un elettrodinamometro a nu- 

 cleo magnetico; ma riflettendo che le due 

 bobine C e C, di cui la prima C ha il 

 nucleo di ferro immediatamente vicino, si trovano in condizioni 

 analoghe a quelle delle stesse bobine C e C della fig. 1, è facile 

 vedere che, alla coppia dovuta alle azioni elettromagnetiche dei 

 due circuiti si aggiungerà un'altra coppia dovuta alla reazione del 

 campo rotante generato, il quale tenderebbe a trascinare il nu- 

 cleo di ferro che è fisso. Ed è chiaro che sarà sempre possibile 

 disporre le connessioni dei circuiti fisso e mobile e il senso degli 

 avvolgimenti delle bobine, in modo che i momenti di tali coppie 

 si sommino aritmeticamente. Si potranno, così, mettere in evidenza 

 correnti alternate assai deboli. 



Basta ora munire la bobina C di uno specchio e disporre in 

 vicinanza di essa e del nucleo di ferro le espansioni polari di 

 un magnete permanente, ed utilizzare solo la bobina mobile, per 

 trasformare il precedente elettrodinamometro in un galvanometro 

 ordinario del tipo Deprez d'Arsonval a correnti continue. Se (come 

 lo scrivente ha fatto in un modello destinato all' Istituto militare 

 radiotelegrafico) il magnete NS che serve a produrre il campo 

 magnetico permanente si sposta per mezzo di un movimento a 

 guida dentata die lo sollevi gradatamente fino a renderne quasi 



Fig. 2. 



