— 33 — 



nulla l'azione, si avrà il vantaggio non solo di riunire in un me- 

 desimo apparecchio due specie diverse di galvanometri , ma di 

 avere altresì a disposizione un galvanometro per correnti continue 

 a sensibilità variabile, mercè l'accennato spostamento. Si potrà, 

 infine, ottenere facilmente una aperiodicità quasi perfetta, anche 

 quando lo strumento funziona da elettrodinamometro, disponendo 



sul filo di sospensione del circuito mobile, un leggero disco di 

 alluminio fra i poli ravvicinati di uno o più magneti. L'aspetto 

 dell'apparecchio è quello della fig. 3. 



Si intende poi facilmente che, a causa dei fenomeni compli- 

 cati prodotti dalla presenza del nucleo di ferro, sarà preferibile 

 giovarsi dell'apparecchio precedente, sopratutto nei metodi di ri- 

 duzione a zero. 



Istituto militare radiotelegrafico. Roma, Luglio 1911. 



