Sopra un nuovo frequenziometro ottico 



NOTA 



del socio Gr. Vannì 



(Tornata del 16 settembre 1911) 



Si può realizzare, nel modo seguente, un frequenziometro ot- 

 tico atto a misurare, con grande esattezza, la frequenza di una 

 corrente alternata, ed a constatarne le più piccole variazioni. 



Sia AB (Fig. 1) il filamento luminoso rettilineo di una lam- 

 pada ad incandescenza da 100 volt, percorso dalla corrente alter- 

 nata di cui si vuol misurare la frequenza; 

 a JV se ess0 si colloca nel campo magnetico di 



un magnete permanente, assumerà, come 

 si vede applicando i noti principi dell'elet- 

 tromagnetismo, ed a causa della flessibi- 

 ftl ! lità ed elasticità che esso possiede, un 



moto oscillatorio di frequenza eguale a 

 quello della corrente ; in guisa che se si 

 dispone innanzi al filamento una lastrina 

 opaca MN portata da un diapason a cur- 

 sore mobile e munita di una sottile fes- 

 sura orizzontale S si avrà, quando vibra 

 il solo filamento, un punto luminoso 

 animato da moto oscillatorio orizzontale. 

 Se ora si eccita il corista, in guisa che la 

 £• lamina MN si muova verticalmente, la 



composizione dei due moti vibratori ortogonali, darà luogo alle 

 note figure di Lissajous. Spostando il cursore mobile del co- 

 rista, in guisa da farne variare, quasi con continuità e in ma- 

 niera conosciuta, il periodo fra limiti opportuni , si potrà facil- 

 mente ottenere la curva di accordo dei due movimenti (ellisse 

 o cerchio). Se questa sarà stabile si dedurrà immediatamente 

 la cercata frequenza dalla posizione del cursore; altrimenti, dal 

 tempo che impiega la stessa figura a ritornare in due posizioni 



J N- 



'3 



