Sulla pegola delle medie nella raisupa delle resistenze 



NOTA 



del socio G. Vanni 



(Tornata del 23 settembre 1911) 



È noto che nella misura di resistenze fatta col metodo del 

 ponte di Wheatstone, ha particolare importanza il caso in cui, 

 nel lato contenente la resistenza da misurare, sia attiva una f. 

 e. m. estranea, la quale può 

 essere favorevole o contraria 

 alla f. e. m. principale, dovuta 

 alla pila di prova, agente nel 

 lato stesso. Ciò accade ap- 

 punto nella misura delle re- 

 sistenze delle linee telegra- 

 fiche le quali contengono, 

 come è noto, delle f. e. m. 

 parassite dovute, sia alle cor- 

 renti telluriche, sia alle azioni 

 elettrolitiche delle prese di 

 terra. In tal caso, la maggior 

 parte dei trattati consiglia di 

 fare due misure invertendo 

 il senso della f. e m. princi- 

 pale agente in una delle dia- 

 gonali della pila, e, deter- 

 minati i valori JSi ed R2 del 

 lato di paragone con i quali 



si annulla (ove ciò sia possibile) la corrente del galvano metro, 

 di assumere, come valore della cercata resistenza, la media dei 

 due valori corrispondenti ad Ri ad R%. 



Ora, è facile vedere che questa regola va soggetta a certe 

 restrizioni e che, in certi casi, può condurre a risultati inesatti, 

 specialmente non indicando quale media occorra considerare. 



Fìk. 1. 



